Il/| ACADÉMIE DES SCIENCES. 



teinte et qui ont été soumises à des éelairements bien connus. L'échelle de teinte 

 permet de tracer la courbe des opacités en fonction des éelairements. Cette courbe 

 donne alors l'éclairemenl E une fois inesuiée l'opacité O. Cette méthode peut 

 s'appliquer à la photomélrie slellaire à condition d'employer la lumière des étoiles à 

 former sur une plaque photographique, non pas des images des étoiles, mais des plages 

 lumineuses. Le plus simple pour cela est de placer la plaque un peu en dehors du 

 foyer. 



Le photomètre le plus employé en astronomie pour mesurer l'opacité de ces taches 

 stellaires est le microphotomètre d'Hartmann. L'observateur compare une image de 

 la tache étudiée à celle d'un coin photographique en les juxtaposant et en les regardant 

 avec un grossissement assez fort pour qu'on puisse voir le grain des couches photo- 

 graphiques. Il déplace le coin jusqu'à ce que la conlexture des deux plages soit la 

 même. Pour qu'une mesure faite avec cet appareil ait une signification réelle, il faut 

 que la plage étudiée soit bien homogène. Or les plages stellaires extrafocales données 

 par la plupart des objectifs photographiques sont formées d'une série de cercles 

 concentriques d'opacités très différentes. 



Grâce en partie à une subvention que l'Académie m'a fait l'honneur de 

 m'accorder sur le fonds Roland Bonaparte, j'ai pu faire construire un pho- 

 tomètre dont j'avais décrit le projet à la réunion du dernier Congrès de la 

 Carte du Ciel et qui permet de mesurer l'opacité d'une plage photographique 

 quelle que soit l'hétérogénéité de cette plage. 



Avec cet appareil on compare, non pas des images de la plaque et du 

 coin, mais les éelairements produits sur un écran photométrique par les 

 rayons lumineux qui les ont traversés. Ce résultat est obtenu à l'aide 

 d'un système optique analogue au spectrophotomètre de Gouy. Un écran 

 de Lummer et Brodhun se trouve au croisement des axes de deux lunettes L, 

 et L.. Au foyer principal de L, se trouve la plage photographique étudiée; 

 dans le plan focal de L., se déplace un coin absorbant. Les faisceaux de 

 rayons parallèles, issus de L, et de L., se réunissent après avoir traversé 

 l'écran, ceux de L, directement, ceux de L, après réflexion sur les plages 

 argentées et traversent une troisième lunette L 3 qui les fait converger sur un 

 opercule. L'observateur regarde à travers l'opercule l'écran photomé- 

 trique et réalise, en déplaçant le coin, l'égalité des éelairements produits 

 par les deux faisceaux. Une quatrième lunette reçoit la lumière venant de 

 la plaque photographique et réfléchie sur les parties argentées de l'écran. 

 Elle permet à l'observateur de voir la région étudiée de la plaque. Cette 

 région est celle dont l'image donnée par L., est circonscrite par l'opercule. 

 Sa surface dépend des dimensions de l'opercule et du grossissement du sys- 

 tème optique, c'est-à-dire du rapport des longueurs focales de L 3 et de L,. 

 ( )n peut étudier ainsi des plages de o""",2 à V 1 "". 



