458 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Déperdition électrique dans le système plan-sphère- 

 air atmosphérique. Coefficient de dissymétrie, sa mesure. Note de 

 MM. A. Guillet et M. Aubert, présentée par M. Lippmann. 



I. On sait que les charges positives et négatives manifestent leur indi- 

 vidualité, dans un grand nombre de cas, par la dissymétrie qu'elles déter- 

 minent dans les phénomènes de même nature dont un système donné est 

 le siège. 



La présente Note est relative aux dissymétries du phénomène de la 

 déperdition électrique dans l'édifice plan-sphère, P-S. selon que le plan 

 reçoit une charge positive ou une charge négative. 



Des indications de l'électromètre P-S, on déduit à chaque instant, le 

 potentiel des armatures, leur charge, et par suite l'intensité apparente du 

 courant de déperdition : l'état électrique de P-S est en effet complè- 

 tement défini, pour des milieux donnés lorsque p est nul, par les valeurs 

 initiales u , et actuelle u, de la distance du centre de la sphère au plan, 

 le rayon de la sphère étant pris pour unité (' ). Pour abréger appelons ce 

 rapport u, paramètre de parcours. 



II. L'armature S, étant reliée au sol, et l'armature P isolée, on peut 

 charger le système soi I à l'aide d'une boule d'épreuve £ mise alternati- 

 vement en contact avec un conducteur auxiliaire éleclrisé C et avec P, 

 soit à l'aide d'éléments associés, d'un générateur statique ou d'induction. 

 Comme les effets produits sont différents selon le mode de charge, bornons- 

 nous au premier cas. 



a. Le conducteur C est éleclrisé positivement et le paramètre de parcours a 

 la valeur initiale f/ . — On constate dans ces conditions que la sphère S 

 se rapproche d'abord progressivement du plan P à chaque contact de e, 

 puis refuse de dépasser une position, qu'on peut appeler position d'arrêt, 

 correspondant au potentiel V^ et à la valeur u p . 



b. Le conducteur C est èlectrisé négativement. — Mêmes observations avec 

 positions d'arrêt pour les potentiels V„ et les paramètres de parcours u„. 



Voici une série de nombres obtenus dans des mesures d'essais avec un appareil 



(') A. Guillet et M. Aubert, Théorie et mode d'emploi d'un nouvel électromètre 

 absolu (Journal de Physique, 1912, p. 990). 



