SÉANCE DU IO FÉVRIER IÇ)l3. 4^1 



faire des mesures de conductibilité gazeuse portant sur des courants de 

 l'ordre de io~ 12 ampère. 



Le seul appareil actuel pratique, pour mesurer des courants aussi faibles 

 en dehors d'un laboratoire, est l'électroscope à feuille d'or dont on observe 

 les vitesses de chute à l'aide d'un microscope. 



Les défauts de cet appareil tiennent à la fragilité de la feuille d'or, à la 



^ 



variabilité de son élasticité de flexion, aussi bien qu'au mode d'observa- 

 tion. Celui-ci est fatigant et donne des mesures qui cessent d'être compa- 

 rables dès que le champ de visée ne correspond plus rigoureusement au 

 même écart angulaire de la feuille d'or par rapport à la verticale. De plus, 

 il est impossible de faire varier la sensibilité de l'appareil, et l'on est obligé 

 d'opérer toujours entre les mêmes limites de voltage. 



Pour obviera ces inconvénients, j'ai construit un électroscope de torsion, 

 qui se comporte comme un véritable électromètre. 



Il se compose d'un équipage mobile BC (fig- i) formé d'un morceau de 

 1 il d'aluminium recourbé à une de ses extrémités de façon à former une 

 petite alidade circulaire B, et à l'autre extrémité une pinnule C. Entre B 



