462 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et C sont tendus quatre fils d'argent dd, de ^ de millimètre, dont le frotte- 

 ment contre l'air suffit, pour une valeur convenable de la période d'oscilla- 

 tion, à amortir les mouvements de l'équipage. 



Celui-ci est supporté par un ruban métallique de 25 e ™ de longueur, 

 o on \ooi d'épaisseur et o im ,oi de largeur, dont l'extrémité est pincée dans 

 un petit goniomètre G qui peut tourner à la partie supérieure d'un tube 

 métallique T. 



Au même niveau que l'équipage mobile, T porte deux palettes PP, 

 disposées de chaque côté du plan vertical de BC. 



Le tout est isolé par la pièce d'ambroïde A, au centre du socle à vis 

 calantes SS, qui reçoit une cage cylindrique de protection HH, et un bou- 

 chon K. 



Sur le socle on peut fixer une règle horizontale RR, de o m ,85 de 

 longueur, au bout de laquelle se placent deux disques métalliques ver- 

 ticaux V, percés d'un trou circulaire O, de n 1 "" 1 de diamètre. La distance 

 des centres des trous O est réglable, suivant une direction normale à la 

 règle RR. 



Si, par E, on charge le système isolé, les palettes repoussent BC, qui 

 décrit un angle a. Les trous O sont placés dans le prolongement de la direc- 

 tion de BC pour deux valeurs déterminées a, et a.,. L'appareil une fois 

 chargé, si un courant agit sur lui, l'observateur placé derrière les disques V 

 verra la pinnule couper diamétralement l'alidade pour a = a, derrière 

 le premier trou, puis pour a = a„ derrière le second. 



La mesure d'un courant revient à compter le temps qui s'écoule entre 

 ces deux intersections, et à le comparer au temps compté pour un courant 

 connu, par exemple le courant de saturation dû à un disque d'oxyde d'ura- 

 nium. 



Capacité de l'appareil. — Pour que la répulsion électrique maintienne l'équipage 

 dans la position définie par l'angle oc, il faut que le potentiel ait une valeurqui dépende : 

 !° du couple de torsion W du ruban FF ; 2° de l'angle initial u dont ce ruban est tordu 

 par rapport au plan des palettes PP. 



Pour une même valeur de a, le potentiel, et, par conséquent, la charge totale que 

 prendra le système isolé, est proportionel à W et à &>, cet angle étant compté positi- 

 vement quand il colle BC contre PP. 



Le système isolé peut tourner sur le socle de façon à placer les palettes dans tous 

 les azimuts possibles par rapport à la direction de la règle RR. D'autre part le»gonio- 

 mèlre G permet de donner à co toutes les valeurs qu'on désire. 



On peut donc, très simplement, faire varier à volonté la capacité totale de l'appa- 

 reil, et par suite sa sensibilité à la charge, au voltage, ainsi que le voltage auquel on 

 opère. 



