6l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de j-§-g- de millimètre. On le décape de l'argent sur une longueur de 4 e ™ à 5 cm environ. 

 Le fil est tendu dans le champ magnétique d'un puissant électro Weiss, muni de 

 pièces polaires coniques qui, rapprochées à i mm , réalisent un champ de 3-3000 gauss. 

 Le galvanomètre décèle un courant de 5 X io~ ,2 ampère, soit ' n de microampère. 

 Il m'a servi à inscrire les signaux de l'heure par la photographie et à y comparer au 

 -^ de seconde près l'heure d'un chronomètre {Comptes rendus, io février io,i3). 



Galvanomètre à cadre. — Le fil conducteur, en cuivre isolé à la soie, mesure ^ et 

 dans certains cadres ~- de millimètre de diamètre. Le cadre est sans support. A cet 

 effet, l'enroulement est fait sur mandrin de bois recouvert de papier et en dernier 

 lieu d'une feuille de papier pelure. Chaque couche de fil est passée au vernis à la 

 gomme laque. L'enroulement muni du papier pelure est extrait du mandrin. Par une 

 opération minutieuse, on décole, au moyen d'un pinceau léger imbibé d'alcool, le 

 papier pelure qui est retiré par fragments. L'enrouiement du fil r J- 5 ou r ;} est dès 

 lors aggloméré sans support. On frette chaque coin du cadre au moyen d'un fil 

 d'aluminium de ,1^ de millimètre de diamètre présentant une petite boucle qui per- 

 mettra la suspension bifilaire du cadre au moyen de fil de cocon de soie. Le cadre 

 est muni, sur un de ses côtés, d'un miroir d'oscillographe (2 mm sur i mm ). Les deux 

 coins supérieurs reçoivent deux index en mince fil d'aluminium. L'un des index, de 

 5 cm de longueur, muni d'un fil de cuivre de j~ de millimètre de diamètre enroulé en 

 spirale, permet de réaliser un contact de relais, à la vérité un peu précaire. L'autre 

 index, de i rm seulement de longueur, agit par un fil de cocon sur un très léger levier 

 d'aluminium, très mobile et qui accroît dans la proportion de ~ les déplacements du 

 cadre. Ce dispositif de relais est bien constant. Ce levier d'aluminium agit, par ses 

 déplacements, sur un relais très sensible (relais Claude ou relais Ducousso sensibles à 

 des courants de 5o! xa ). Ce dernier relais permet d'actionner un Morse ordinaire. On 

 peut donc, grâce à l'équipage du cadre — et par une cascade de deux relais de 

 sensibilités décroissantes — mettre en œuvre, par les signaux hertziens, un appareil 

 Morse ordinaire. 



Les galvanomètres à cadre que j'ai réalisés présentent une sensibilité de 

 l'ordre du ~^ de microampère. Les équipages, tout frétés de leurs boucles 

 de fil d'aluminium, de leurs index et du miroir qui permet de les appliquer 

 à l'inscription photographique, pèsent de I e , 5 à 2 g , 3. 



Les cadres que j'ai réalisés mesurent 72" 1 "' sur 1 i mm (dimensions inté- 

 rieures). Ils ont une épaisseur de 2 mm ,5 ou de 5 mm . En fil de ^ cm peut 

 accumuler 4oo tours (20 couches de 20 tours) ou même 1200 tours 

 (3o couches de /jo tours), sans donner aux côtés du cadre une épaisseur 

 supérieure à 2 nim ou 3 mm . On peut dès lors utiliser des entrefers de 2 mm ,5 

 à 3™ 1 ", 2.5, c'est-à-dire réaliser des champs magnétiques de 20000 gauss 

 à 23 000 gauss. 



En suspendant le cadre par un bifilaire en cocon de 7™ 1 de hauteur, tiré à 

 4 mm du cadre par deux haubans horizontaux en fil de cocon, on règle aisé- 



