688 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



pénétrer l'épais diaphragme de plomb/, de liés petit diamètre, tandis qu'un disque g, 

 opaque aux seuls rayons lumineux, joue le rôle d'obturateur photographique. 



A l'autre extrémité du tube (/peut s'adapter un régulateur-indicateur d'incidence, 

 constitué essentiellement par un très étroit tube métallique i, maintenu axialement 

 par deux disques />', /<-', perméables aux rayons X, normal à un petit écran fluores- 

 cenly, qu'on peut examiner à travers un disque de verre au plomb /., destiné à pro- 

 téger l'œil de l'opérateur, lorsque l'appareil est mis en position horizontale. H est clair 

 qu'il suffit alors d'agir sur le mécanisme o, p, q, qui permet de déplacer dans deux 

 sens perpendiculaires le porte-ampoule /, pour amener le tube spécial de Rœntgen, 

 serré entre les pinces isolantes m, m 1 , dans une position telle qu'apparaisse au centre 

 de l'écran, entourée d'un cercle noir, la petite tache lumineuse indiquant que le rayon 

 central du faisceau va suivre dorénavant l'axe même du tube. On peut encore régler, 

 d'après l'élendue de la zone illuminée de l'écran, l'amplitude désirée du champ radio- 

 graphique, en rapprochant ou éloignant le tube d de la source irradiante, qu'il suffira 

 de fixer définitivement, avec le porte-ampoule, solidaire de la chambre noire, pour 

 n'avoir plus à recommencer ce réglage d'incidence, fait une fois pour toutes, et après 

 lequel l'indicateur doit être mis de côté. 



Si alors, à la lumière du laboratoire photographique, on place au centre 

 de l'épais disque de plomb h, marqué d'une croix diamétrale, pour le repé- 

 rage, la petite plaque sensible, choisie de préférence carrée et de grain très 

 fin, puis qu'on pose au centre de celle-ci, en contact direct avec la couche 

 'sensibilisée, sans interposition de papier noir, le petit objet à radiogra- 

 phier, il ne restera qu'à rabattre sur sa rainure la chambre noire cylin- 

 drique, et à faire passer pendant un temps convenable les rayons appro- 

 priés d'une ampoule à très petit focus , pour aboutir, grâce à la normalité 

 du faisceau incident et à la suppression de l'enveloppe de papier, la grande 

 netteté qui permet de transformer en agrandissements considérables 

 ( fig. i, '|, 5) les microradiotypes dont les épreuves photographiques ordi- 

 naires, en grandeur naturelle, sont données dans les petits cadres ({). 



chimie physique. — Phénomènes capillaires dans les gaz : extension de la 

 formule de La place au contact solide-gaz. Note de M. G. Rkkoul, pré- 

 sentée par M. Lippmann. 



J'ai montré précédemment (') que l'action chimique d'un gaz sur un 

 solide dépend de la forme géométrique de ce dernier, et qu'elle est plus 

 vive aux points où la courbure moyenne est plus grande. J'ai cherché à 



(') Comptes rendus, 9 décembre 1912, 17 février 191 3. 



