SÉANCE DU IO MARS igi3. 769 



J'ai réalisé deux types de relais qui présentent une sensibilité de l'ordre 

 du -^ de microampère '. 



L'un des types est constitué par un cadre mobile dans un puissant champ magné- 

 tique (30000 à 25ooo gauss), cadre constitué par du fil de cuivre de rç» de 

 millimètre de diamètre et suspendu par un bifilaire de cocon de 7'" 1 ou i2'" m de hau- 

 teur, haubané à mi-hauteur par deux cocons horizontaux à tension réglable. 



Le dispositif de contact mérite une description particulière. Un des eôtés du cadre 

 porte un cocon qui, au moment du déplacement, tire sur la petite branche d'un 

 minuscule levier d'aluminium de io mm à i5 mm de longueur. Ce levier ne pèse pas 

 3's (00,026). Il est fixé de façon a accroître dans la proportion de 1 à 10 les dépla- 

 cements du cadre. C'est lui qui assure le contact du relais. A cet effet, la partie 

 inférieure dudit levier porte une boucle en fil d'argent de jf u de millimètre de diamètre 

 qui vient, au moment du déplacement, toucher une boucle identique portée par une vis 

 de réglage. Grâce à ces deux fils d'argent de diamètre exl reniement réduit et en forme 

 de boucles, le contact est assez sûr pour permettre le passage d'un courant de l'ordre 

 de 10 à 20 microampères, courant qui suffit à l'entretien d'un relais du type Siemens 

 ou Claude. De plus, les boucles de fil d'argent de -,,;,; de millimètre de diamètre 

 sont assez souples pour être amenées à un contact sur par les impulsions d'énergie 

 extrêmement faible données au levier d'aluminium par le cadre. 



Un appareil Morse peut donc être entretenu au moyen de deux relais 

 disposés en cascade; un relais du type que je viens de décrire actionnant 

 un relais Siemens. 



Un second type de relais extra-sensible est de construction plus aisée et 

 de sensibilité cependant au moins aussi grande, sinon plus sensible. Dans ce 

 second type de relais, je fais usage d'un galvanomètre à corde du genre de 

 celui que j'ai récemment décrit (Comptes rendus, février 1 9 1 > ), et qui rap- 

 pelle les galvanomètres d'Eïtboven et d'Edelmann. Le galvanomètre à 

 corde que j'ai réalisé présente une sensibilité de l'ordre de 10 |j ampère. 

 On peut s'en servir comme relais. 



Pour atteindre de telles sensibilités, non seulement il faut employer comme corde des 

 fils de 2P de diamètre, mais encore des champs de 82000 gauss ; pour cela, il est néces- 

 saire que l'entrefer ne dépasse pas un demi-millimètre. On peut cependant faire péné- 

 trer dans cet entrefer une très mince petite pince faite de deux fils d'argent de j^ à 

 T 2 „- de millimètre de diamètre, et réunis à leurs extrémités par un petit pont métallique 

 formant boucle et constitué par du fil de même diamètre que celui qui forme la corde, 

 partie mobile du galvanomètre. Cette pince, amenée par une vis micrométrique de 

 réglage au voisinage de la corde du galvanomètre, permet d'obtenir un contact au 

 moment du déplacement de la corde. A la vérité, avec des fils de 2^ de diamètre, le 

 contact est un peu précaire, mais en utilisant des galvanomètres à corde ayant 5^ et 

 iol J - de diamètre qui réalisent encore, avec le champ magnétique de 3200O gauss que 



