780 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



d'index rigide et d'équipage mobile attiré par un secteur chargé. Le couple 

 antagoniste est fourni par un spiral cylindrique suspendant l'aiguille 

 pivotant sur pierres. 



Construction ('). — Un ruban de métal très étroit (o mm , 5) forme les deux ailes de 

 l'aiguille, dont l'un affecte la forme d'un secteur de cercle; l'autre est droit et pointu. 

 L'aiguille est découpée en une seule pièce, puis équilibrée ; son épaisseur est de o m "%o3 ; 

 son poids 0^,009 environ; elle est traversée par un axe très court d'un diamètre 

 de o mm , 08, tournant sur pivots et contre-pivots en rubis; un ajustage parfait exclut tout 

 jeu d'axe supérieur à o mm ,oi. 



L'axe X (fig. 1) est fixé à l'extrémité d'un spiral cylindrique R pareil à ceux 

 employés pour le balancier des chronomètres, mais bien plus faible (épaisseur o mm ,oi; 

 largeur o mm , 1 5; poids total 08,006). L'extrémité supérieure du spirale R est portée par 

 une petite virole V coulissant autour d'une tige T portée par en haut par un pont P' 

 et terminée en bas par le pivot et contre-pivot; le spiral entoure librement cette tige 

 et sert à suspendre l'équipage mobile (aiguille et axe) en même temps que sa flexion 

 constitue la force antagoniste. Il est de toute importance que, dans les déformations 

 du spiral, son centre, de même que son centre de gravité, restent toujours sur l'axe ('-); 

 en donnant une forme convenable à la courbe terminale du spiral, on arrive à satisfaire 

 à ces conditions. 



Un secteur S représente le cadran; il affecte la forme de deux arcs concentriques 

 superposés parallèlement à deux autres arcs identiques; ce système est maintenu isolé 

 au moyen d'une plaque d'ambre I. 



Cette forme de cadran est appelée à compenser les forces parasites dues à la forme 

 asymétriques de l'aiguille. En effet, la force attractive d'un secteur, genre Lord 

 Kelvin, ne serait pas dirigée dans le sens de la tangente à celui-ci ; l'aiguille serait aussi 

 attirée par son arc dans le sens perpendiculaire à son axe qui serait assujetti ainsi à 

 un frottement latéral contre les pivots. Dans notre cas, les cercles concentriques 

 extérieurs exercent sur l'arc de l'aiguille une attraction diamétrale égale à celle 

 exercée par le système d'anneaux intérieurs; ainsi, si le réglage est parfait, l'arc se 

 trouvera dans une zone neutre à ce point de vue. 



Une tige G, isolée et coulissant dans la paroi de la platine, permet d'amener une 

 charge au secteur, lequel engagera au fur et à mesure la partie circulaire de l'aiguille 

 et fera déplacer l'index sur l'échelle graduée E, placée directement en dessous. 



Propriétés. — L'appareil ainsi monté peut être transporté sans inconvénient 



(') Le modèle de cet appareil a été exécuté dans les ateliers de l'École d'Horlogerie 

 de la Ville de Paris; j'exprime mes meilleurs remercîments à M. Fournier, directeur 

 de l'École, pour son aimable accueil, et à M. Thiébaud, professeur, pour les soins qu'il 

 a bien voulu donner à la construction. 



( 8 ) Phillips, Le spiral réglant (Académie des Sciences: Recueil des Savants 

 étrangers, 28 mai 1860). 



