782 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



à la charge. La grande étendue de l'échelle permet, en outre, plusieurs 

 mesures successives sans qu'on soit obligé de recharger l'appareil. 



Sensibilité. — Le modèle décrit étant construit principalement pour les 

 mesures d'ionisation par déperdition, a une sensibilité grande à la 

 charge et modérée au potentiel, qu'on peut encore diminuer à volonté en 

 armant le spiral par V; en tournant la virole V dans le sens contraire, on 

 engage l'aiguille davantage dans le secteur S, ce qui augmente légèrement 

 la sensibilité au potentiel. 



En outre les premières divisions correspondent à 25o volts et l'échelle 

 entière représente 1000 volts environ; le courant est donc saturé pour 

 toutes les intensités pratiquement mesurables. Une division de l'échelle 

 fixe vaut 5 volts dont la centième fraction, soit o,o5 volt, est directement 

 lisible avec un microscope muni d'un micromètre. La capacité moyenne de 

 l'appareil est de l'ordre de 2 c,n . Un courant de l'ordre de io~" ampère 

 occasionne un déplacement d'aiguille de 1 degré environ par seconde, ce qui 

 équivaut à un mouvement d'index de o mœ , 7 par seconde. Un courant 

 de 10 " ' 3 ampère correspond donc dans le micromètre à un mouvement 

 dont l'ordre est de 1 division de ce micromètre par seconde. 



Montages. — L'appareil est placé dans une cage complètement fermée (en haut par 

 une glace) et peut être monté sur un dispositif voulu; pour les mesures de radioac- 

 tivité les substances peuvent être disposées dans un simple récipient fermé placé 

 directement sous l'appareil. 



Un autre modèle permet de charger l'aiguille, soit en vue d'employer une méthode 

 de compensation, soit pour augmenter la sensibilité de l'instrument. 



Des appareils inspirés du même principe se prêtent très bien à un certain nombre 

 d'usages pratiques, tels que les mesures rapides des potentiels élevés, mesures d'élec- 

 tricité atmosphérique, mesures de capacités, de conductibilités, de courants 

 d'ionisation, etc. 



PHYSIQUE. — Sur T absorption de l'ultraviolet par l'ozone et T extrémité du 

 spectre solaire. Note de MM. Ch. Fabrv et H. lîuisso.v, présentée par 

 M. Villard. 



La limitation du spectre solaire, un peu au-dessous de la longueur 

 d'onde 3ooo, a été attribuée à l'absorption par l'ozone. Cette hypothèse n'est 

 appuyée que sur l'existence d'une forte bande d'absorption de l'ozone dans 

 l'ultraviolet. Pour la confirmer, des valeurs numériques seraient néces- 



