o/|6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sées, leur largeur limitant les longueurs mesurables ; il est d'autre part 

 désirable qu'elles soient dépourvues de satellites. On a jusqu'ici utilisé 

 surtout les radiations du cadmium, parmi lesquelles la raie rouge, seule, 

 est pleinement satisfaisante, la verte et surtout la bleue étant accompagnées 

 de satellites. 



Nous avons récemment indiqué (') que les gaz rares de l'atmosphère, surtout les 

 plus lourds, donnent des lignes extrêmement fine?. Le néon, employé à la température 

 ordinaire, permet, d'après nos mesures, d'observer des interférences jusqu'au numéro 

 d'ordre 324 ooo ; plusieurs de ses raies ont été mesurées inlerférentiellement par 

 M. Priest au Bureau of Standards de Washington et par M. Pérard au Bureau inter- 

 national des Poids et Mesures ( s ). On est limité, pour l'utilisation de ces raies, à des 

 différences de marche de l'ordre de i6 cm . Des raies plus fines sont désirables dans 

 beaucoup de cas. C'est ce que nous avons obtenu au moyen des radiations du krypton, 

 qui permettent d'atteindre des ordres d'interférence de 600000, et même de o,5oooo 

 en refroidissant le tube à gaz par un bain d'air liquide, ce qui donne une différence 

 de marche de 53 cm , valeur la plus élevée qui ait été observée jusqu'ici dans un phéno- 

 mène d'interférence d'ondes lumineuses. 



Ayant eu récemment à mesurer un étalon interférenliel de i(jo mra d'épais- 

 seur, construit par M. Jobin pour la Chambre des Poids et Mesures de 

 l'Empire de Russie, nous avons été amenés à employer ces raies du krypton, 

 et pour cela à en déterminer d'abord les longueurs d'onde. Le krypton 

 donne deux lignes intenses dans le spectre visible, une verte et une jaune. 

 Nous les avons comparées à la raie rouge du cadmium en mesurant des 

 diamètres d'anneaux produits par des lames argentées à faces parallèles ( 3 ). 

 Comme valeur approchée servant de point de départ, on a pris les nombres 

 donnés par Runge (*) et l'on a obtenu des valeurs de plus en plus exactes 

 en utilisant des interférences produites par des épaisseurs de 2 nmi ,5, i5 mui 

 et 25 mm . On peut alors passer à l'étalon de ioo mm (200 mm de différence de 

 marche). 



Pour cette dernière mesure, on a d'abord comparé l'étalon de ioo mm 

 avec celui de 25 mm , par la méthode des franges de superposition ( 5 ); comme 



(') Comptes rendus, t. 154-, 1 9 1 2 , p. 122^; Journal de Physique, juin 1912. 



C 2 ) Priest, Bulletin 0/ the Bureau of Standards, vol. VIII, n° k; 191 1. — Pérard, 

 Comptes rendus, t. 154, 1^ juin 191 2. 



( 3 ) Fabry el Pkrot, Annales de Chimie et de Physique, 7 e série, t. XXV, janvier 

 1902. 



(') Astrophysical Journal, vol. X, 1899, p. 73. 



( 5 ) Perot et Fabry, Annales de Chimie et de Physique, 7 e série, t. XVI, mars 



i899- 



