SÉANCE DU l4 AVRIL IC)l3. Il35 



En vue de permettre quelque tolérance dans l'échelle de reproduction des documents 

 photographiques qu'on utilise, le grossissement du microscope est variable dans des 

 limites d'ailleurs peu étendues. 



L'axe optique de ce microscope est brisé à angle droit au moyen d'un miroir à |ô° 

 placé dans l'oculaire. Cela permet de rejeter le cliché dans un plan parallèle à l'axe 

 optique de la lunette, plan dans lequel il est mobile derrière l'objectif du microscope 

 et suivant deux directions rectangulaires, au moyen de vis de rappel commandant un 

 double cadre qui coulisse à l'intérieur d'une boite. A celle boîte, et dans la partie 

 centrale de la paroi qui se trouve en regard de l'objectif, est adapté un fort tube 

 coudé servant de monture aux pièces optiques et qui est lui-même fixé à l'intérieur 

 d'un manchon de serrage solidement relié au tube de l'équalorial. A l'extérieur de la 

 boite, et en arrière du cliché, se trouve le dispositif d'éclairage constitué par une 

 ampoule électrique à verre dépoli, un réflecteur et un obturateur d'ouverture variable, 

 le tout centré sur l'objectif et renfermé dans une boite à chicane, ce qui permet 

 d'opérer en pleine obscurité. 



Un écran coloré, en vert par exemple, étant intercalé entre la source 

 lumineuse et le cliché positif, on obtient, à l'oculaire du microscope, 

 l'image d'un ciel artificiel dans lequel les astres apparaissent comme des 

 disques lumineux verts sur fond obscur, c'est-à-dire sous un aspect nettement 

 différent de celui que présentent les images réellement observées dans le 

 ciel à l'autre oculaire -.points blancs brillants. La superposition virtuelle des 

 images résulte d'un double mouvement : l'un de translation, l'autre de 

 rotation, qu'il est facile de donner à l'une d'elles dans son plan. 



Pour le mouvement de translation, on opère soit dans le champ artificiel en uti- 

 lisant les deux rappels du cadre porte-plaques, soit dans le champ réel au moyen des 

 rappels en ascension droite et déclinaison. Huant au mouvement de rotation, il est 

 réalisé par l'adoption, entre la boîte et le tube coudé, d'un mode de liaison à rappel 

 laissant à la première la possibilité de tourner sur elle-même autour de l'axe optique 

 du microscope. Enfin, pour le réglage, en orientation et dislance, des oculaires sur 

 la ligne des yeux de l'observateur, on dispose tout simplement de la mobilité que 

 comporte, en ascension droite et déclinaison, le chariot porte-oculaire du micromètre. 



L'équalorial étant entraîné sur le mouvement diurne, la superposition des images 

 une fois obtenue, se conserve sans nouveau réglage pendant tout le temps nécessaire à 

 l'examen du champ. Ce temps est d'ailleurs assez court; en effet, à cause de celte 

 superposition, tous les objets visibles dans le champ de la lunette, à l'exception des 

 petites planètes (astres errants qui n'ont pas leur correspondant sur le cliché repré- 

 sentant l'état du ciel à une autre époque), sont estampillés par la présence d'un petit 

 disque coloré en vert. Dans ces conditions, il suffit d'une fraction de minute pour 

 voir s'il existe ou non, dans le champ, un point blanc brillant isolé, aspect décelant 

 la présence de l'astéroïde recherché. 



Pour procéder en toute certitude avec le comparateur photo-visuel, il est indispen- 

 sable que toutes les étoiles accessibles à la lunette figurent bien sur le cliché. Il est 



C. R., i 9 i3, i" Semestre. (T. 156, N° 15.) l45 



