1232 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



du type que j'ai décrit antérieurement ('). Le diamètre de l'objectif est 

 choisi assez grand et son tirage assez limité pour que les rayons lumineux, 



Fig. i. — Coupe horizontale schématique de l'appareil pour comparaison directe : S, source 

 de lumière; L, lunette à tirage variable; O, objectif achromatique mobile; b, boite contenant 

 le diaphragme fixe D et le double volet D' limitant une fente horizontale variable; B, raccord 

 garni de velours noir; B, boite à devant mobile autour d'une charnière horizontale; E, écran en 

 papier ou verre émaillé recevant l'image de la source; P, prisme double à bande argentée; t, tirette 

 de l'écran E; F, lampe à incandescence cylindrique à filament rectiligne vertical; I, verre fumé 

 éventuel ; '2, verre émaillé ; T, tirette de la plate-forme mobile N ; iv. lils souples amenant le courant 

 électrique et passant dans la tirette; G, douille supportant un tube de visée ou une lunette (non 

 représentée). 



Fig. 2. — Boite B de l'appareil pour comparaison par microscope : e, écran mobile en verre dépoli 

 avec fenêtre centrale; p, prisme double à bande argentée, enchâssé dans la fenêtre; M, microscope 

 comprenant un objectif q et un oculaire m; a, anneau oculaire du microscope. 



Fig. 3. — Détail du premier prisme, en élévation agrandie. 



Fig. 4. — Détail, en élévation agrandie, de l'écran e, avec réticule et petit prisme p enchâssé au centre. 



convergeant au centre de l'image qu'on observe, couvrent toujours plus que 

 l'ouverture du diagramme; il en résulte que, indépendamment de la posi- 



(') A propos de la description du photomètre universel de Blondel et Broca dans 

 les Comptes rendus du Congrès de Cartilage (1896) de l' Association française 

 pour l'avancement des Sciences. 



