SÉANCE DU 21 AVRIL I9l3. 1233 



tion de l'objectif, l'éclairement E de l'image est proportionnel à la brillance 

 de la source i, suivant la formule E = — j-î en appelant k le coefficient de 

 transmission, S la surface ouverte de l'œil-de-cbat, /• sa distance à l'écran. 

 Pour que l'obliquité des rayons incidents provenant de l'œil-de-cbat n'en- 

 traîne aucune erreur, l'écran E n'est pas en verre dépoli (dont l'indicatrice 

 polaire de diffusion est en forme d'ellipse très aplatie), mais en papier ou 

 en verre émaillé (dont l'indicatrice se rapproche beaucoup d'un cercle). 



Un double prisme Lummer-Brodhun, placé devant l'image, contient, sur 

 l'axe de visée, une bande argentée verticale à 45°, qçi réfléchit la surface 

 lumineuse de comparaison, formée par un second écran diffusant 2, éclairé 

 par une lampe à incandescence spéciale (filament vertical dans une ampoule 

 cylindrique). L'étalonnement de l'œil-de-chat est fait en visant une surface 

 d'éclairement uniforme préalablement déterminé. 



2. L'appareil peut être transformé en micronitomètre (voir fig. i et 4) 

 par l'emploi d'un microscope au lieu d'un tube de visée, suivant le prin- 

 cipe du microphotomètre de Cornu ('), déjà perfectionné par M. H. Le 

 Chatelier dans son pyromètre (-). 



L'écran E et le prisme P des figures i et i sont remplacés par un verre dépoli e, 

 portant dans une fenêtre centrale un petit prisme double /' de 5 mm de côté, dont la 

 bande argentée verticale intérieure renvoie sur l'objectif du microscope les rayons du 

 lilamenl incandescent F; on amène dans le plan de l'axe de la bande l'image aérienne 

 de la source et on les compare par le microscope. Eu rabattant le fond de la chambre 

 noire autour d'une charnière horizontale, on peut voir auparavant sur l'écran à réti- 

 cule quelle est la partie de l'image qui sera dans le champ du microscope. 



3. Pour mesurer la brillance d'une source très intense, on la compare 

 directement à celle du filament de la lampe à incandescence F, en déplaçant 

 à droite la plate-forme N de façon à substituer ce filament à la bande 

 argentée du prisme; on protège alors l'œil de l'observateur par des verres 

 absorbants ajoutés devant l'oculaire ou dans le microscope, dont on peut 

 du reste augmenter en ce moment le grossissement. En remplaçant la lampe 

 spéciale F par une lampe à incandescence quelconque, et la source à étudier 

 par un filament Nernst, dont la brillance a été préalablement tarée, on 



(') A. Cornu, Études photométriques (Journal de Physique, t. X, 1881). 

 ( 2 ) 11. Le Chatelier, Comptes rendus, février 1892 et Journal de Physique, 

 3 e série, t. I, mai 1892. 



