I Ion ACADÉMIE DES SCIENCES. 



carré) en tenant compte, naturellement, de la surface d'application (en 

 centimètres carrés ). 



Dans notre appareil, le contact ne se fait pas directement par un crayon 

 de neige carbonique, mais le corps réfrigérant est place à l'intérieur d'un 

 récipient métallique, par suite, stérilisable. Le D v Bordas a montré, au 

 point de vue hygiénique, les avantages de ce procédé décrit par lui dans le 

 Compte rendu du G janvier 191 3. 



Ce récipient a été avantageusement réalisé par un tube cylindrique, d'un métal 

 quelconque, peu conducteur et dont le fond, présentant la surface et la forme néces- 

 saires à l'application est, au contraire, d'un métal très mince et très conducteur. En 

 l'fiepêce, nous avons choisi le cuivre rouge. La transmission des frigories se fait donc 

 très facilement à travers celte plaque tandis que l'apport des calories provenant du 

 milieu extérieur est empêché, dans la plus large mesure, par l'emploi d'une enveloppe 

 athermisante constituée par une double gaine d'ébonite ou de préférence de liège. Le 

 récipient lui-même peut s'enlever de son enveloppe extérieure dans le but de faciliter 

 le renouvellement de la surface réfrigérante ou le changement des surfaces d'appli- 

 cation. 



L'emploi du récipient métallique, d'une seule pièce, qui supprime les 

 raccords par filets, nous a paru préférable aux dispositifs jusqu'alors 

 employés. 



L'utilisation de cet appareil nous a déjà conduit à des expériences inté- 

 ressantes. Mais nous devons d'ailleurs dire que ces expériences doivent être 

 complétées par des mesures thermométriques qui, quel que soit l'appareil- 

 lage employé, nous paraissent être d'une nécessité absolue. Elles nous 

 permettent de prévoir avec une certitude plus complète les réactions obte- 

 nues en un temps déterminé. Ces mesures ne peuvent être faites utilement 

 avec des thermomètres à toluène ou autre, à cause des difficultés de contact 

 avec le corps froid, du volume trop considérable de l'appareil de mesure et, 

 par suite, de sa capacité caloriiique importante. Les soudures thermo-élec- 

 I tiques (fer, conslanlan) nous ont donné d'excellents résultats et elles nous 

 ont permis, non seulement de mesurer la température à l'intérieur du 

 mélange frigorifique, mais aussi à la surface d'application, à l'intérieur de 

 la partie à traiter et -même dans une zone que nous appelons de protection 

 et dans laquelle nous devons respecter l'intégrité des tissus. Ces mesures 

 sont nécessaires pour vérifier à chaque instant si la transmission des frigories 

 se l'ait d'une façon normale. Il arrive souvent, en effet, lorsqu'on emploie de 

 la neige carbonique, par exemple, qu'un contact intime n'existe pas entre le 

 fond du récipient et la neige. C'est même ce qui a pu faire croire que les 



