i668 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



ment petitsàce régime, présentaient, outre l'avantage d'une sensibilité théo- 

 riquement infinie, celui de n'être pas influencés par les variations des 

 éléments secondaires qui interviennent dans le phénomène à régler (par 

 exemple, dans la régulation thermique : pression du gaz chauffant, tempé- 

 rature extérieure, rayonnement, etc.). 



J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un nouveau régulateur ther- 

 mique, simple, basé sur ce principe, dont le fonctionnement est d'une très 

 grande précision en même temps que d'une très grande régularité. 



II se compose d'un tube circulaire ACB {Jig. i) fermé en A, ouvert en B, tour- 



Fig. i. 



nant autour de son centre O. Il contient en A une vapeur saturante avec un petit 

 excès de liquide D, la portion DCE étant occupée par du mercure. Le centre de 

 gravité de l'appareil (abstraction faite du mercure) est sur l'axe de rotation O; en V 

 est une poulie à laquelle est suspendu un poids Q ('). Il est facile de voir que si 

 l'équilibre existe sous une température 9, il est indifférent; il n'est pas détruit par 

 une rotation de l'appareil autour du point O. Au contraire tout écart de température, 

 aussi petit soit-il, fera basculer entièrement l'appareil, dont on limite toutefois prati- 

 quement les mouvements par les arrêts œ, y. Il suffit alors de relier ses mouvements 

 à l'appareil chauffant (ou refroidisseui), dans un sens convenable, pour réaliser la 

 régulation. 



(') Pratiquement, en raison des faibles mouvements permis à l'appareil, la cons- 

 truction est un peu différente. 



