SÉANCE DU 2 JUIN IO,l3. 



1669 



En vertu de l'équilibre indifférent, la puissance de l'appareil chauffant commandée 

 par le régulateur # est donc indéterminée sous la température 0; il en résulte pratique- 

 ment, que cette puissance s'harmonise à chaque instant avec les autres variables 

 dont dépend le phénomène (pression du gaz, température extérieure, etc.), pour pro- 

 duire exactement la température 0. En modifiant le poids Q, on fait varier la tempé- 

 rature de régime 6. 



Pour plus de simplicité pratique, nous avons substitué une liaison élec- 

 trique discontinue à une liaison continue avec l'appareil chauffant. 



La figure 2 montre la régulation obtenue, dans l'air et pendant une semaine, avec 



4 Avril 1913 

 1 



Fig. 1. — Régulation thermique obtenue avec l'appareil représenté figura 1 (chauffage électrique). 



cet appareil, comparativement avec celle que donne, dans la même étuve (Jig.3) avec 

 le même mode de chauffage, un régulateur bimétallique à dilatation. 



Fig. 3. 



Théoriquement la température de régime 6 dépend légèrement de la pression baro- 

 métrique, si l'appareil est entièrement abandonné à lui-même ('); mais d'une part 



(') Pour le rendre indépendant de la pression barométrique, il faudrait fermer le 

 tube en B et substituer le vide, ou une autre vapeur saturante, à la pression atmo- 

 sphérique, ou enfin adopter un mode quelconque de compensation, ce qui compli- 

 querait la construction ou augmenterait les dimensions de l'appareil. 



