l832 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'apparence d'un chapelet de petits nuages isolés qu'entraîne le courant 

 d'air au fur et à mesure de leur formation. Invisibles individuellement à 

 l'œil nu, les nuages se distinguent les uns des autres quand on les regarde 

 dans un miroir tournant vertical. Leurs trajectoires apparentes sont vues 

 sous forme de bandes brillantes inclinées, séparées par des intervalles 

 obscurs. Ces bandes sont d'autant plus verticales que le courant d'air est 

 plus rapide et la rotation du miroir plus lente. 



Soit ip l'angle des bandes avec l'borizontale, V la vitesse des nuages, n le 

 nombre de tours du miroir par seconde, r/la distance du miroir au courant. 



On a 



V = 47r«c?tangcp. 



La masse de vapeur étant négligeable devant la masse d'air qui l'entraîne, 

 on peut dire qu'après quelques centimètres de parcours V mesure la vitesse 

 même du courant d'air. 



La vitesse propre de la vapeur àj'échappementnedoit être ni trop grande 

 ni trop faible; la vitesse optima est la vitesse même du courant d'air qu'elle 

 doit mesurer. Cette condition limite à quelques centimètres d'eau la pres- 

 sion de la vapeur; un ballon de verre suffit à la fournir. Ordinairement la 

 vapeur n'est pas sèche, les gouttelettes entraînées ont des trajectoires appa- 

 rentes plus horizontales et plus brillantes que la vapeur. Il n'y a pas de 

 confusion possible. 



Si le courant d'air étudié n'est pas à filets parallèles, on limite par un 

 écran un cylindre assez mince pour que le parallélisme y existe sensiblement. 

 Il est avantageux d'observer dans la section contractée. 



Pour déterminer l'angle <s, on observe avec un viseur donton rend le réticule paral- 

 lèle aux bandes. Réfléchies dans les faces successives du miroir (octogone) les bandes 

 se succèdent sans se superposer. Si, dans les conditions actuelles, il est difficile 

 d'apprécier le parallélisme à 10 minutes près, l'appréciation à 3o minutes près est 

 toujours réalisable. Elle permet la mesure de V à i,5 pour 100 près, pour un angle cp 

 de 45°. Cette précision n'a rien d'extraordinaire; au moins sait-on ce qu'on mesure. 



La rotation uniforme du miroir est obtenue et sa vitesse déterminée très facilement 

 s'il est monté sur l'appareil de MM. Bouasse et Sarda décrit au Compte rendu 

 de la 3g" Session de l'Association française pour V Avancement des Sciences, 

 pages ai4 et suivantes. L'appareil robuste, bon marché et pratiquement indéréglable 

 est un tournebroche dont le mouvement est uniformisé par synchronisation de son 

 arbre rapide avec une lame vibrante. 



Les procédés employés pour provoquer des vibrations et partant une 

 stratification systématiques du jet de vapeur semblent inefficaces, en tout 



