[838 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



OPTIQUE. — Strioscopes interférentiels et interféromètres simplifiés à circuits 

 inverses. Vibrations stalionnaires sur une argenture transparente. Note de 

 M. G. Sagnac, présentée par M. Lippmann. 



StRIOSCOPE ET INTERFÉROMÈTRE VUTOCOLLDlATEUIiS A CHAMP Pr.ILI.ANT. — J'ai 



décrit en 191 1 (Comptes rendus, t. 153, p. 90; Le Radium, t. VIII, p. 2/j3) 

 et en 1913 (Journ. de Phys., t. III, p. 84 et 292) un dispositif interfé- 

 rentiel qui montre sur un champ sombre les images brillantes de très légers 

 troubles d'homogénéité de l'atmosphère ou d'un milieu quelconque et con- 

 stitue en même temps un excellent inter/éromètre à faisceaux juxtaposes, 

 à circuits optiques inverses quadrangulaires et à frange centrale sombre. 

 Si l'on renonce à une partie de la sensibilité pour les troubles qui pro- 

 duisent des différences de marche d'une fraction de longueur d'onde, on 

 simplifie le réglage et l'on utilise beaucoup mieux la lumière de la source 

 en observant, au lieu du champ sombre de la lunette I. (loc. cit.,fig. 2 

 et 4), le champ brillant de la lumière de retour. 



La vibration TR, transmise au départ et réfléchie au retour du circuit 

 par la lame d'air du double prisme, et la vibration RT, réfléchie au départ 

 et transmise au retour dans les mêmes conditions, se superposent dans la 

 lumière de retour avec des amplitudes qui sont et demeurent égales : 

 i' 1 pour chacun des deux azimuts principaux de polarisation; 2 pour toute 

 épaisseur uniforme de la lame d'air du double prisme; 3° pour toutes les 

 incidences sur la lame d'air du double prisme et pour toutes les radiations 

 à la fois. 



On supprime donc le polariseur et l'on se contente de choisir approxi- 

 mativement une incidence voisine de celle qui donne le maximum de lumi- 

 nosité. On règle la superposition exacte des faisceaux inverses du circuit. 

 On réduit ensuite ces faisceaux superposés à leurs moitiés inverses juxta- 

 posées en couvrant la moitié de l'objectif du collimateur C avec un prisme 

 à réflexion totale; le faisceau de retour, d'amplitude 2TR, revient juxta- 

 posé au faisceau incident sur le prisme à réflexion totale qui le rejette 

 latéralement dans une seconde lunette C' où l'on observe des franges à 

 l'infini. 



Cet inlerfèromèlre à frange centrale blanche et à faisceaux juxtaposés est 

 d'un réglage plus sur que l'interféromèlrc à glaces épaisses de Jamin; il 

 est plus simple : le centre de la frange centrale blanche observée au foyer 



