SÉANCE DU iG JUIN igi3. 1 >S53 



chimie biologique. — Sur un diatyseur analytique. 

 Note de M. \V. Kopaczewski, présentée par M. Roux. 



Dans certains cas la dialyse est le seul moyen de purifier ou d'isoler 

 un assez grand nombre de corps organiques; c'est le cas des toxines, 

 ferments, bases organiques cristallisables, etc. La dialyse est souvent, dans 

 les recherches précises, d'une application assez délicate. Elle sert surtout 

 à purifier les colloïdes; la partie dialysable se trouve alors disséminée dans 

 une si grande quantité d'eau qu'il estpresque impossible de l'isoler. D'autre 

 part, dans les cas où il s'agit d'une déminéralisation aussi complète quepos- 

 sible de colloïdes organiques ou d'une substance facilement décomposable, 

 il faut effectuer la dialyse avec de l'eau courante et très pure; on doit alors 

 employer une quantité d'eau souvent difficile à avoir. 



Au cours de nos recherches sur la dialyse des ferments, nous nous sommes 

 proposé de construire un appareil dans lequel on effectue : i° la dialyse 

 rapide dans l'eau pure et courante; i" la distillation de l'eau; 3" la conden- 

 sation de la partie diatysable. Après maintes difficultés, nous avons réussi 

 à construire un appareil dont voici les détails (voir la figure i). 



L'appareil se compose de trois parties A, B et C, stérilisables à l'auto- 

 clave (B et C sont aussi stérilisables au four Pasteur). 



La partie A est un dialvseur modifié, muni d'un tube en verre; dans ce tube se 

 trouve un robinet R à deux voies qui peut communiquer soit avec le ballon B el régler 

 ainsi la sortie de l'eau du dialyseur, soit avec un tube latéral, permettant alors de 

 prélever de l'eau pour rechercher sa pureté et constater la fin de la dialyse. 



La partie B est un ballon en verre d'Iéna, bouché avec un bouchon de liège ou en 

 caoutchouc, traversé par trois tubes : le premier est en verre et communique avec le 

 dialvseur, le second en verre communique avec la trompe, le troisième en étain com- 

 munique avec les réfrigérants. 



La partie C présente deux réfrigérants, genre Soxhlet, à double circulation d'eau, 

 en étain, réunis par un tube, également en étain, en forme de Y. 



Le fonctionnement de l'appareil est très simple: on remplit le ballon avec une 

 quant ilé d'eau égale au volume auquel on veut ramener la partie dial \ sable ; on bouche ; 

 on met le sac de collodion, rempli de la liqueur à diulvser; on ferme le dialvseur, 

 on courbe le tube eu étain en X et Y de façon que les ouvertures a et b entrent dans 

 deux branches latérales de dialyseur; on ferme le robinet R; on ouvre le robinet r;on 

 fait le vide, on ferme le robinet /•, on allume le bec de gaz et l'on amène le liquide à 

 I ébullition. Puis on maintient la température vers -t- '|0"C. 



L'appareil, fonctionnant dans les conditions ordinaires de la pression, 



