SÉANCE DU 3o JUIN IC)l3. 1971 



à f)8,5 pour 100, nous avons obtenu clans différentes fontes un gain de 

 9 pour 100 et de 9,7 pour 100, au lieu des 10 pour 100 de l'alliage de com- 

 position exacte. Le lingot qui donnait 9 pour 100 était le plus compact et 

 a servi pour la taille des pierres polaires. Faute de matière suffisante pour 

 les faire tout entière en ferrocobalt, on s'est borné à les munir Ac pointes Aq 

 ferrocobalt comme il est indiqué sur la figure ci-dessous. 



Les champs obtenus avec ces pièces polaires et avec d'autres, exactement 

 de même forme, en fer de Suède, ont été mesurées au moyen de la méthode 

 d'ascension, modifiée par A. Piccard et dont le caractère principal est la 

 purification du ménisque par déversement. Le liquide employé est l'eau 

 dont le coefficient d'aimantation est actuellement bien connu. L'ascension 

 a dépassé 1 i mi ". Les mesures ont été faites avec grand soin par MM. Piccard 



Dans tous les cas le gain par le ferrocobalt a été voisin de 5 pour 100. 

 Même le remplacement partiel du fer par le ferrocobalt est aussi efficace 

 que l'augmentation de la puissance dépensée dans le rapport de 1 à l\. La 

 dernière ligne donne la mesure faite dans un entrefer très étroit, juste 

 suffisant pour recevoir le tube à ascension. On voit que la méthode ne cesse 

 pas d'y être applicable. 



Les mesures des quatre premières lignes se rapportent à un entrefer 



