SÉANCE DU 3o JUIN iç)l3. 1976 



ment l'air contenu dans le tube au voisinage du coude à l'aide d'un circuit 

 parcouru par un courant. L'air chaud ne se répand pas dans le tube, mais 

 reste au point le plus élevé, dans la partie coudée. 



C'est dans l'axe du tube, de part et d'autre de la région chauffée, que sont 

 disposées les deux soudures d'un couple thermo-électrique relié à un galva- 

 nomètre. Si l'air contenu dans le tube est immobile, les deux soudures, 

 environnées d'air non chauffé, sont à la même température, et le galvano- 

 mètre n'accuse aucun courant. Mais si cet air se déplace, il entraine le gaz 

 chaud vers une des soudures, et il naît un courant thermo-électrique décelé 

 par le galvanomètre. 



L'expérience a montré que le manoscope ainsi construit donne des indi- 

 cations très régulières. Le galvanomètre revient bien au zéro, après chaque 

 déplacement; ses indications changent de sens avec le sens du courant 

 gazeux. De plus, les indications du galvanomètre sont proportionnelles au 

 volume du gaz déplacé. 



L'appareil permet d'apprécier un déplacement de gaz d un dixième de 

 millimètre cube. 



La sensibilité de ce manoscope peut être accrue en multipliant le nombre 

 des soudures. Enfin, il est possible d'obtenir une inscription graphique avec 

 un galvanomètre inscripteur. 



Ce manoscope convient surtout pour déceler de brusques déplacements 

 de gaz produits par une très faible variation de la pression du gaz renfermé 

 dans un réservoir. Il nous a permis de réaliser les expériences suivantes : 



l° Le manoscope est relié d'une part à un réservoir rempli d'air et d'autre part à 

 un tube ouvert dans l'atmosphère. Il indique les variations de la pression atmosphérique 

 parle déplacement de l'air qui entre ou sort du réservoir à chaque variation de pression ; 

 il peut rendre visible ainsi une variation de pression d'an millionième de millimètre 

 de mercure. Par exemple, il décèle les variations de pression atmosphérique duesaux 

 coups de vent, à l'ouverture d'une porte, au déplacement d'une personne dans le voi- 

 sinage de l'appareil. 



2° Grâce à l'absence complète d'inertie, il permet, relié à un tube de Pitot. de 

 suivre les brusques variations de la vitesse du vent et d'observer des irrégularité-, qui 

 seraient cachées par les oscillations d'un appareil présentant de l'inertie. 



3° Enfin, grâce à sa grande sensibilité, ce manoscope, relié à un thermomètre de 

 Riess, permet de mesurer l'énergie de très faibles décharges électriques. C'est ainsi 

 qu'il peut mesurer l'énergie recueillie par un résonateur de Hertz, placé dans le 

 thermomètre de Riess ; le résonateur se trouve alors dans des conditions particulière- 

 ment avantageuses, parce qu'il est éloigné de toute pièce métallique pouvant troubler 

 son fonctionnement. 



C. R., igi3, 1" Semestre. (T. 156, N-26.) 



2Ô3 



