MESURES DE LA POLARISATION ROÏATOIRE^ ETC. 297 



Une extinction complète par rotation du polariseur n'est possible 

 qu'avec une lumière monochromatique; comme la rotation varie d'une 

 couleur à l'autre on n'éteint jamais qu'une espèce de lumière à la fois. 

 Si donc nous recevons sur un prisme [P, fig. 4) la lumière émergeante 

 nous observerons dans la lunette Q, un spectre avec une bande sombre 

 qui se déplace pendant la rotation du polariseur. 



Comme entre les niçois il n'y a que du gaz^ nous n'avons pas à 

 craindre que les plaques épaisses de verre^ soumises à une haute pres- 

 sion et par conséquent rendues biréfringentes, ne rendent impossible 

 l'observation du phénomène; ce qui ne manquerait pas de se produire 

 si les plaques étaient interposées entre les niçois. La nécessité d'une pa- 

 reille disposition était déjà évidente dans les expériences de MM. Kundt 

 et Rôntgen, qui introduisirent des plaques de tourmaline dans leur 

 tube d'observation, ce qui rendait impossible l'observation de la disper- 

 sion. Outre l'amélioration consistant dans l'emploi de niçois, notre ap- 

 pareil présente sur celui de MM. Kundt et Eontgen l'avantage d'une 

 différence de potentiel magnétique beaucoup plus grande aux extrémités 

 des bobines; cette différence de potentiel qui n'était que de 90000 CGS 

 chez MM. Kundt et Eontgen peut atteindre ici 315000 CGS. 



En commençant ces recherches nous avions l'intention d'employer 

 une autre méthode pour mesurer la dispersiou. Elle aurait consisté 

 à projeter un spectre sur la fente du collimateur, placé comme 

 précédemment, de sorte que l'on aurait observé dans une lunette de 

 l'autre côté du tube d'observation, sans interposition du prisme, 

 l'image de la fente éclairée pas une lumière monochromatique. La mise 

 au ])oint aurait eu lieu sur la bande sombre qui traverse le champ 

 des deux niçois croisés et dont les propriétés ont été mises eu 

 lumière par M. Lippich '). Si l'on place les niçois de telle façon que la 

 bande soit horizontale donc perpendiculaire à la fente, jîar rotation 

 d'un des niçois il se déplacera sur l'image verticale de la fente et 

 par là une mise au point très exacte pourra être obtenue. Cette méthode 

 serait d'ailleurs très avantageuse pour la mise au zéro, c-à-d. pour 

 croiser les niçois, une opération qui en lumière monochromatique 

 serait identique à la détermination d'une rotation, puisque dans les 

 deux cas on pointe sur la bande noire qui se meut sur l'image de la 

 fente. Dans la ])remièr(; méthode au contraire, pour mettre au zéro on 



') Wien. Silz. Ber. 85, p. 2G8 (1882). 



