298 L, H, SIERTSEMA. 



doit observer l'instant oii tout le spectre est éteint^ ce qui ne peut se 

 faire avec une grande j)récision. Il faut alors fixer Fimage blanche de 

 la fente au moyen d'une lunette auxiliaire et d'un petit miroir que 

 l'on place derrière le tube. Toutefois ces mises au zéro u'ont été 

 faites régulièrement qu'au commencement, quand il s'agissait de con- 

 trôler l'égalité des rotations obtenues par les deux sens de courant; plus 

 tard or n'a plus observé qu'avec des intensités de courant à peu près 

 les mêmes dans les deux sens, et l'on a déduit de là les rotations sans 

 faire usage du point zéro. 



La deuxième méthode présenterait cet inconvénient qu'elle serait 

 moins simple, et surtout que la détermination de la longueur d'onde de 

 la lumière monochromatique serait moins aisée. Nous aurions placé 

 derrière le tube un petit spectroscope de Desaga, avec uue échelle 

 graduée calibrée. Les déterminations de dispersion seraient plus longues 

 à faire, et l'on aurait davantage à souffrir de jDetits défauts d'homogé- 

 néité du gaz, produits par des différences de température et toute autre 

 cause. Ces inégalités déformeraient l'image de la fente et surtout la 

 bande sombre, au point de rendre le pointage impossible. Dans la pre- 

 mière méthode la bande sombre perd aussi de sa netteté mais l'expérience 

 apprit c[ue les troubles étaient beaucoup moins gênants. 



Comme la précision obtenue par la première méthode était plus que 

 suffisante ]30ur le but que nous nous proposions d'atteindre, nous avons 

 eu recours à celle-là dans toutes les expériences définitives. Ce que nous 

 perdions en précision était largement racheté par un nombre plus grand 

 de mesures, que Ton peut ert'ectuer dans le même temps. Passons main- 

 tenant à une description plus détaillée de l'appareil employé. 



III. Tube d'observation. Haute pression. 



Pour la construction des parties soumises à l'action magnétique des 

 bobines il n'a été fait usage ni de fer ni d'acier. Ces métaux en effet 

 troubleraient, à l'intérieur des bobines l'uniformité du champ, qui ne 

 serait plus proportionnel d'ailleurs à l'intensité du courant, de sorte que 

 son évaluation serait impossible. 



Le tube d'observation {F, fig. 4; f, figg. 2, 3, 6, 7) est un tube 

 en cuivre, sans soudure, long de 281 cm., de oO mm. de diamètre 



