MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIRE^ ETC. 299 



et épais de 5 mm. De pareils tubes ont souvent été essayés et employés 

 dans ce laboratoire, sous des pressions plus fortes que celles auxquelles 

 il sera soumis ici. Les supports porte-nicols sont en bronze coquille, 

 une matière jouissant d'une résistance et d'une ténacité particulières; 

 ils ont été fabriqués à la fonderie de canons de La Haye, grâce aux 

 bons soins des autorités, auxquelles je tiens à exprimer ici mes remer- 

 cîments. Yu une dispersion inévitable du faisceau lumineux dans le 

 tube, le polariseur peut-être pris plus petit que l'analyseur; aussi le 

 support du premier nicol (fig. 3) a-t-il été construit plus petit que le 

 support de l'analyseur (fig. 2). 



Le grand support (fig. 2) dont les figg. 5 et 6 donnent quelques 

 sections, consiste en une pièce en bronze m, filetée à la face posté- 

 rieure. La liaison avec le tube s'obtient au moyen d'un écrou g grâce 

 auquel une plaque n soudée au tube peut être serrée contre le support 

 par l'intermédiaire d'un anneau eu cuir t. A la partie antérieure le 

 support porte-nicol est fermé par une plaque o, assujettie par six boulons 

 l) et un anneau en caoutchouc. A l'endroit de l'écrou (j, le diamètre 

 intérieur de m, est le même que celui du tube; plus loin ce diamètre 

 atteint 45 min., afin de pouvoir contenir le nicol. L'épaisseur de la 

 paroi, 13,5 mm., a été calculée au moyeu de la formule de M. Lame ^); 

 nous avons pris trois pour coefUcient de sécurité, puis compté sur une 

 pression de 200 atm., et posé égale à 15 [;/jj, m~) la tension maxima 

 du métal. La plaque o porte une glace à faces bien parallèles {c, figg, 

 2 et 6) de 30 mm. de diamètre, épaisse de 15 mm , solidement fixée au 

 moyen d'un écroa {d, figg. 2 et 6) et d'un anneau en plomb (;•, fig. 6) 

 de chaque côté de la glace; un mince anneau de papier empêche le 

 contact du verre et du métal. De petits tubes en laiton {s, iig. G) placés 

 de part et d'autre de la lame de \erre, empêchent le plomb de couler 

 sous la pression; enfin un dernier anneau de laiton, entièrement libre, 

 sépare le plomb de l'écrou d. Le bord extérieur de la lame de verre et 

 les parties soumises à pression ont été usées à l'éméri. 



Le nicol («, figg. 2, 5 et 6) est monté dans une tube en laiton q, de 

 telle façon que le gaz puisse circuler tout autour en toute liberté, afin 

 qu'on n'ait à craindre aucun déj)lacement à l'entrée du gaz. Ce tube 

 est fixé dans un anneau de centrage (/>, figg. 2 et 6) relié, au support 

 par trois vis de pression, qui permettent de centrer le système. 



') Voir Reuleaux, Der Konstrukteur, p. 53. 



