300 L. H. SIERÏSEMA. 



Au milieu, à la hauteur de la section 7^ re])résentée fig. 5, le support 

 est hexagonal extérieurement et repose sur une base en bronze [li, fig. 4, 

 voir aussi fig. 2) fixée au moyen de tiges en fer sur la longue planche s 

 qui supporte aussi les bobines. Cette planche repose enfin sur deux 

 poutrelles établies sur une table longue et étroite. 



Près de Técrou de raccord y, la pièce m présente un canal radial, 

 étroit, fileté à son embouchure et oii peut être vissé le tube e, égale- 

 ment fileté, permettant d'établir la communication avec le récipient 

 à gaz. 



Le petit support (fig. 3; sections figg. 7 et 8) est disposé à peu ^^rès 

 de la même façon. Toutefois Fécrou de raccord g a une autre forme, 

 comme riudique la figure. Le petit tube n est vissé et soudé dans le 

 tube d'observation/. La parfaite fermeture est obtenue ici par un anneau 

 en plomb. Les dimensions de l'écrou g sont telles que, en démontant 

 l'appareil, cet écrou peut passer au travers des bobines. Les autres 

 parties sont représentées par les mêmes lettres que dans les figg. 5 et 

 6. Ce petit support est cylindrique extérieurement, avec un diamètre 

 de 49 mm., et peut tourner dans une pièce fixée à la jilanche de base. 

 La plaque de verre est éjmisse de 9 mm., et a un diamètre de 22 mm. 



Les têtes des boulons de la plaque de fermeture sont prises dans un 

 anneau de laiton muni du bras u sur lequel agit la force qui doit ordre 

 le tube, au moyen de deux fils d'acier [h fig. S; i/ fig. 4). Un de ces 

 fils passe sur une poulie verticale (/ fig. 4), et porte un poids de 50 kg. 

 L'autre iil passe sur une poulie horizontale 0, et se dirige, parallèle- 

 ment à l'axe de Tappareil, vers une vis à manivelle (H-, au moyen de 

 laquelle l'observateur, placé devant sa lunette, effectue la mise au point. 

 La vis G et les poulies qui sont eu fer ainsi que les tiges au moyen des- 

 quelles les socles des supports porte -niçois sont fixés à la planche et aux 

 poutrelles, sont assez éloignées du champ magnétique dans les bobines 

 pour n'avoir sur lui aucune influence. 



La manière dont le réci])ient à gaz et le manomètre sont raccordés 

 avec Tappareil est représentée schématiquement fig. 9. Le gaz comprimé 

 est contenu dans un cylindre F (fig. 9) en fer ou en acier, communi- 

 quant aA'ec le tube d'observation par le robinet à haute pression A 

 et le conduit T. Le robinet B mène vers un manomètre métallique 

 d'un diamètre de 25 cm. divisé jusqu'à 150 kg. par cm^. en dixiè- 

 mes de kg. , et dont les corrections avaient été déterminées par la 

 „Physikaliscli-Technisclie Eeichsanstalt" de Charlottenbourg. Par les 



