MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIRE^ ETC. 301 



robinets C et D le gaz s'échap])e à Pair libre^ ou bien j^eut être re- 

 cueilli dans des sacs en caoutchouc, d'oii il peut être extrait et comprimé 

 de nouveau. Chaque soir, les observations terminées, nous laissions le 

 gaz s'échapper de l'appareil, parce que nous avions remarqué que, en 

 restant soumis plus longtemps à la pression, le baume du Canada des 

 niçois menaçait de s'effriter et perdre ainsi sa transparence. 



On trouvera ajouté à la fig. 9 un modèle des robinets à haute j^ression, 

 tels qu'ils sont en usage dans le laboratoire depuis nombre d'années. 



IV. Mesure des rotations. 



La disposition pour la mesure des rotations du porte-nicol h est repré- 

 sentée fig. 10—12. A l'écrou de fermeture d du petit porte-nicol est fixé, 

 au moyen d'une vis de pression, un anneau en laiton x autour duquel 

 se meut un second anneau 1/ que la vis z permet de fixer daus une po- 

 sition convenable. Ce second anneau porte une petite lame de verre 

 argenté N. Par l'intermédiaire du miroir M on observe dans la lunette 

 K l'image réfléchie dans ^V d'une échelle graduée verticale L, éclairée 

 au moyen d'une lampe d'Argand et du miroir courbe U '). Ou retrouvre 

 fig. 4 quelques parties de ce dispositif avec les mêmes lettres. 



Au commencement la lunette, l'échelle graduée et le miroir M 

 étaient fixés aux poutrelles soutenant les bobines. Quelques observations 

 ])réliminaires firent voir que les mesures faites avec des courants d'égale 

 intensité mais de sens différent n'avaient pas tout à fait la même valeur 

 absolue. Comme cause de cette anomalie on trouva que, à la suite de 

 la torsion du tube d'observation, les poutrelles ne restaient pas absolu- 

 ment rigides, mais subissaient rinflueuce du grand poids suspendu d'un 

 côté. La preuve de la déformation des poutrelles fut fournie au 

 moyeu d'un petit miroir que l'on plaça en divers endroits sur elles, et 

 dans lequel on observa au moyen d'une lunette l'image d^une échelle 

 graduée; des observations directes au moyen du microscope donnèrent 

 le même résultat. Dans ces conditions il est évident que la dis])osition 

 j)our la mesure des rotations ne répondait pas aux exigences. Comme 



'1 Voir Kamf.rlingh Onnks, Areli. Néerl. (2) I, p. 405. Conirn. Plnjs. LaJi. 

 Leidcn N". 25. 



