MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIRE^ ETC. 315 



On a donc comme relation entre Técart a du galvanomètre et Tinten- 

 sité du courant / en mesure absolue 



a -, ^ « 



La iig. 4 montre la disi^osition des courants. X est une petite planche 

 où sont fixées les extrémités des câbles à Tentrée de la salle d'expéri- 

 mentation. Le courant d^llimentatioll de la lampe à arc (voir plus loin) 

 entre dans la salle par 3, passe par la résistance réglable ûc et T ampère- 

 mètre (3, traverse la lampe à arc y et revient par 4, Une mince ligne 

 se dirigeant directement de 3 vers la lampe fait fonctionner le régula- 

 teur. Le courant^ de 30 amp.^ est fourni jyàv une batterie d'accumula- 

 teurs de 31 éléments. 



Le courant 230ur les bobines^ d'une intensité de 00 amp. en général^ 

 est fourni par une machine dynamo de 70 volts. Le courant entre par 



1 dans la salle^ traverse le shunt 7' (voir plus haut) et passe de là dans 

 le commutateur Z. Dans la jiosition pointillée le courant revient par 



2 sans traverser les bobines. C'est cette position qui a été utilisée pour 

 la comparaison du galvanomètre et de la boussole des tangentes. Dans 

 la position représentée en trait plein le commutateur £ définit la direc- 

 tion du courant. Dans la position pointillée de ce dernier^ le courant 

 passe dans la résistance de lestage Y à peu près aussi grande que la 

 résistance des bobines et revient encore en 2 sans traverser les bobines. 

 Dans la position indiquée en trait plein, le courant se dirige au con- 

 traire vers le commutateur ^, de là vers de bobines, revient vers ^ et 

 retourne par s vers 2. Le renversement du commutateur s j^ermet 

 donc à l'expérimentateur de lancer le courant dans les bobines pen- 

 dant le temps nécessaire à un pointé avec une lectui-e du galvano- 

 mètre, et le courant de la dynamo reste presque constamment fermé. 

 Au moyen du commutateur 5 le courant peut être renversé dans les 

 bobines. 



YII. Accessoires optiques. 



Comme source hunineuse a été employée le plus souvent une lampe 

 à arc de 30 amp. à charbons horizontaux. Elle est placée dans une cage 

 en fer, avec ouvertures pour le réglage et l'observation de l'arc, et Téta- 



