316 L. H. SIERTSEMA. 



blissement du collimateur. Cette cage est placée à son tour sur une 

 planche avec trois vis calantes. Le collimateur entre dans la cage avec 

 Textrémité portant la fente, à une distance de 10 à 12 cm. des charbons. 



La fente est directement éclairée, sans interposition de lentille. Une 

 lentille serait ici sans utilité, car h\. source lumineuse a une étendue suf- 

 fisante pour éclairer complètement l'ouverture du petit porte-nicol. La 

 seule modification introduite dans ce cas par l'interposition d'une len- 

 tille serait le déplacement apparent de la source lumineuse, et l'on sait 

 que ce déplacement est sans influence sur l'intensité absolue. 



Lorsque le temps le permettait nous avons eu recours à la lumière 

 solaire. Dans ce cas le faisceau qui sortait du collimateur n'étant pas 

 suffisamment large, il fallait se servir d'une lentille placée en arrière de 

 la lampe, dont les charbons étaient écartés. 



Le collimateur, long de 49 cm., était placé sur une table à pivot et 

 reposait dans une double glissière; des vis calantes permettaient des 

 déplacements en toute direction. Cette disposition était très avantageuse 

 pour bien diriger le faisceau parallèle à travers le long tube d'observation. 



Au moyen de petites ])laques de laiton la dimension, de la fente était 

 réduite à 2 à 3 mm. afin d'écarter les rayons très obliques, dont la ré- 

 flexion dans le tube est gênante. La largeur est réglée sur la source 

 employée, et sur d'autres circonstances. 



Les niçois sont du type Steeg & Reuter à faces terminales perpendi- 

 culaires à l'axe. Ils sont montés dans des tubes en laiton. L^ne couple 

 d'écrans d'une ouverture de 14 mm. servent de diaphragme au grand 

 nicol. Pour le petit nicol c'est la plaque de fermeture du porte-nicol qui 

 fait office de ditiphragme. 



Avant la fermeture des deux pièces porte-nicols, les niçois devaient 

 être orientés. Après avoir tourné le petit nicol jusqu'à ce que sa section 

 principale fasse un angle de 45° avec le plan horizontal on dirige les 

 deux niçois au moyen d'uue lunette à oculaire de Gauss et en agis- 

 sant sur les vis de réglage de l'anneau b de telle façon que leurs faces 

 terminales soient perpendiculaires à l'axe du tube d'observation. Ou 

 ferme ensuite le petit porte-nicol, et on installe le collimateur de 

 telle façon que le faisceau lumineux traverse bien le tube d'obser- 

 vation. Enfin par rotation du grand nicol on éteint la lumière, et 

 au moyen d'une lunette (soit au moyen de la lunette spectroscopique, 

 après avoir éloigné le prisme, soit au moyen d'uue autre luuette rece- 

 vant les rayons réfléchis par un petit miroir placé eu avant du prisme) 



