320 I.. H. SIERTSEMA. 



DEUXIEME PARTIE. 

 Mesures. 



I. Introduction. 



Dès qu'après le remplissage de ra])pareil avec le gaz à étudier^ 

 réquilibre est suffisamment établi, et la circulation d'eau a rendu la 

 température constante partout^ on peut procéder aux mesures. La pre- 

 mière chose à faire est de comparer la boussole et le galvanomètre. A 

 cause de récliaulfement des bobines et de la résistance de lestage la 

 température de la salle d'expérimentation va en s'élevant de plus en 

 plus; voilà pourquoi cette comparaison a toujours été faite au commen- 

 cement et à la fin des expériences^ afin d'obtenir des valeurs de C 

 pour les températures la plus basse et la plus élevée du galvanomètre. 



Par un déplacement de la lampe et du collimateur le faisceau est 

 bien dirigé dans le tube. Puis la lunette est pointée sur un ou plusieurs 

 point fixes dans le spectre, et enfin sur le point où l'on se propose de 

 faire un observation. On fait chaque fois la lecture de la division du 

 cercle marquée par la lunette. 



Les lectures et installations sont alors faites dans l'ordre suivant: 



1. Lecture du manomètre. 



2. „ des deux thermomètres du tube. 



3. „ du thermomètre du galvanomètre. 



4. „ „ „ „ shunt. 



.5. Mise au point préliminaire des niçois, fermeture du courant et 

 mise au point exacte sur la bande noire. 



6. Lecture du galvanomètre. 



7. Ouverture du courant, et lecture du point zéro du galvano- 

 mètre. 



8. Lecture à la lunette visant Féchelle graduée. 



9. „ du niveau: deux extrémités de la bulle. 

 10. Eenversement du commutateur. 



