370 L. H. SIERTSEMA. 



Un déplacement du spectre pendant les lectures des séries pour une 

 même longueur d'onde serait aussi une cause d'erreur pour L. Si ce 

 déplacement est continu, et toujours dans le même sens, on s'en aper- 

 cevra par le pointage sur les points fixes du spectre au commencement 

 et à la fin de ces séries. Là oii un tel déplacement était sensible nous 

 avons pris des moyennes; il était d'ailleurs toujours très petit. Un dé- 

 placement oscillant pourrait échapper aux observations, mais l'existence 

 d'un tel déplacement est peu probable, puisqu'il trouve le plus souvent 

 sa cause dans un échauffement lent du gaz, et cette cause agit tou- 

 jours dans le même sens. D'ailleurs, dans les pointages sur les raies de 

 Praunhofer, ce cas n'a jamais été observé. Des déplacements par suite 

 de la rotation des niçois sont peu probables vu la faible valeur des 

 rotations; l'expérience prouvait du reste qu'ils n'existaient pas. 



Poursuivons maintenant la discussion des erreurs, et considérons la 



quantité C = - — (voir page -312), déduite des comparaisons du galva- 

 nomètre avec la boussole des tangentes, et dépendante des températures 



du galvanomètre et du shunt. Posons encore = 0,002 (voir page 



a 



305). La précision des mesures avec la boussole des tangentes a été 

 discutée plus haut (voir page 307). On peut déduire des nombres don- 

 nés à ce projîos que l'erreur relative de tga sera probablement inférieure 



à 0,001; posons donc — = 0,001, de sorte que -~ deviendrait 



tel Ci u 



0,0023. 



La température du galvanomètre, (|ui est souvent incertaine, peut 



être considérée comme connue avec une exactitude de 0°,5, ce qui donne 



pour C = 300 une erreur relative de 0,0017. La température du shunt 



est beaucoup moins variable, et exacte jusqu'à 0,1°, ce qui donne une 



erreur négligeable vis à vis des autres. L'ensemble de toutes ces erreurs 



AC 

 nous donne — — = 0,003. 



\ 7 



Passons à ,— . Ici il nous faut considérer séparément d'abord les gaz 



dits permanents, puis l'acide carbonique et le protoxjde d'azote. Chez 

 les premiers gaz nous j^ouvons considérer les densités comme connues 

 avec une précision suffisante dès qu'on connaît les pressions, dont les 

 erreurs dépendent du manomètre employé. 



