302 L. H. SIERTSEMA. 



une amélioration radicale de ces défauts eût pris trop de temps, nous 

 nous sommes contentés de placer la lunette avec son échelle et le miroir 

 intermédiaire sur un pilier spécial isolé de celui sur lequel repose le 

 reste de Tappareil. Dans ces conditions la rotation observée est exacte- 

 ment celle du petit uicol; en outre un niveau à bulle d'air, placé sur le 

 support du second nicol, permet d'évaluer aussi le faible déplacement 

 de ce dernier, La dili'érence entre les deux mesures doime la rotation 

 relative des deux niçois. Cette amélioration était suffisante, car main- 

 tenant les rotations étaient les mêmes dans les deux sens. Comme en 

 outre dans les mesures définitives les angles mesurés ne dépassèrent 

 jamais 3 ou 4 degrés, de part et d'autre du zéro, la précision des me- 

 sures était maintenant suffisamment assurée. 



Le niveau [h, figg. 5 et 6 ; représenté scliématiquement fig. 2) est fixé 

 aux têtes des deux boulons supérieurs de la pièce de fermeture d'une 

 façon que la figure indique avec une clarté suffisante. Une. vis permet 

 de le régler. Ses divisions, correspondant chacune al" environ, ont été 

 d'abord comparées entre elles, puis vérifiées par une lecture simultanée 

 du miroir et du niveau, ce dernier étant placé sur le support du petit 

 nicol. A chaque mesure on fait la lecture des extrémités de la bulle 

 d'air pour en déduire le point milieu auquel se rajjportent tous les 

 calculs et toutes les données. 



La distance LMN de Féchelle au miroir mobile, distance que nous 

 représenterons dans la suite par Â, et qui fut mesurée après chaque série 

 d'observations, était ordinairement de 159 cm. environ. Dans la lunette 

 on estime facilement le '/i o ^^™- ^^ l'échelle graduée, ce qui correspond 

 à un angle de rotation de 6", 5. 



^ . Bobines et champ magnétique. 



Le champ magnétique est produit par deux bobines placées Tune 

 derrière l'autre, longues chacune de 1 m. Chacune d'elles est formée 

 d'un tube en laiton de G cm. de diamètre intérieur, épais de 3 mm., et 

 terminé ])ar deux plaques annulaires, entre lesquelles s'enroulent ] 2 à 13 

 couches d'un fil de cuivre de 6 mm. isolé par du caoutchouc et du coton. 

 Une des extrémités du fil passe par nue ouverture située près du noyau. 

 Les spires extérieures qui ne couvrent qu'une moitié environ de la bobine. 



