MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIRE^ ETC. 303 



sont maintenues en place par nn anneau en laiton^ représenté fig. 4, 

 Pour empêcher que les parois de la bobine ne s'écartent par la pression 

 du fil^ ces parois sont maintenues par six tiges de fer, qui, étant exté- 

 rieures à la bobine, n'ont pas d'influence appréciable sur le champ 

 magnétique intérieur. Du côté oii les bobines se toachent leurs parois 

 sont rendues planes afin de pouvoir rapprocher le plus possible les deux 

 bobines; dans ce but aussi ces parois sont munies d'ouvertures dans 

 lesquelles s'engagent les têtes des tiges de la bobine voisine. Le nombre 

 de tours de spire est 1820 pour l'une, 1830 jjour l'autre bobine; la 

 résistance totale 1,034 ohms à 14° C. 



il faut évidemment éviter que réchauffement du circuit ait aucune 

 influence sur la température du gaz. Sans cela, bien que le tube d'obser- 

 vation fût séparé des bobines par un espace de 17 mm., au bout de peu 

 de temps le gaz s'échaufferait par rayonnement et la marche du faisceau 

 lumineux deviendrait irrégulière. C'est pour cette raison que dans 

 l'espace resté libre entre le tube d'observation et les bobines nous 

 avons disposé un système de" tubes à travers lequel un courant d'eau 

 froide circule d'une extrémité à l'autre de l'appareil pour revenir ensuite 

 au point de départ. Cette disposition est visible dans les figg. 2 et 3, 

 et la section dans les fig. 13. Ce sont trois cylindres concentriques en 

 laiton i i, fermés aux bases. L'eau entre par le tuyau X-, dans l'espace 

 annulaire extérieur, qui, à l'autre extrémité, communique par quelques 

 trous pratiqués dans le cylindre moyen avec l'espace annulaire intérieur; 

 k.2 est le tuyau de sortie. Dans les tuyaux Ic^ et k.^ sont placés des 

 thermomètres l^ U maintenus en place par des bouchons en caout- 

 chouc et les écrous m^ et ;«.,• Comme température du gaz on prend 

 la moyenne entre les indications des deux thermomètres. Le tube 

 d'observation est encore séparé de la circulation d'eau ])ar une couche 

 de caoutchouc; enfin lorsqu'il y avait, l'hiver par exemple, une grande 

 différence entre la température de l'eau et celle de la salle, les extré- 

 mités du tube d'observation et les porte-nicols étaient empaquetés dans 

 de l'ouate. 



Pour s'orienter sur l'intensité du champ magnétique en divers points 

 de l'axe des bobines, nous nous sommes servis d'une bobine à un seul 

 tour de fil, pouvant se déplacer suivant l'axe, et nous avons mesuré le 

 courant d'induction produit par l'ouverture ou la fermeture d'un courant 

 de 30 amp. venant d'une batterie d'accumulateurs, et lancé dans les 

 bobines. Le courant induit traversait un galvanomètre de Thompson à 



