MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIUE^ ETC. 



305 



Nous trouvons ainsi eu unités CGS 



= 45630. 

 Les termes de correction cFordre supérieur sont négligeables. 



VI. Mesure de l'intensité du courant; circuit. 



Pour mesurer l'intensité du courant il faut faire usage d'un instru- 

 ment qui ne subisse aucune influence de la part des bobines, et permette 

 une lecture rapide du courant légèrement variable produit par la inacliine 

 dynamo-électrique. Un galvanomètre de d'Arsonval, traversé par une 

 dérivation du courant principal, répondait à ces conditions. Pour dimi- 

 nuer l'influence des trépidations de la table sur lequel il était placé, 

 ce galvanomètre reposait sur trois bouclions en caoutchouc. Il était 

 disposé pour lectures objectives, avec une échelle à 360 divisions, longue 

 de 46 cm., placée à une distance de 98 cm. du miroir. L'écart, qui 

 avait la même amplitude pour deux courants de même intensité mais de 

 sens dirt'érent, atteignait d'ordinaire 200 -à 300 divisions, dont les dixiè- 

 mes pouvaient être estimés avec une exactitude plus ou moins grande. 

 La précision relative de ces lectures était d'environ 0,002. L'absence de 

 sensibilité de l'écart aussi bien que du zéro pour des actions magnétiques 

 extérieures avait été contrôlée de j^lusieurs façons. La résistance du gal- 

 vanomètre était de 212 ohms, et la sensibilité, estimée au moyen d'un 



courant dérivé d'un élément Daniell, 0,000 000 31 ,. . 



divis. 



Dans les observations toutefois, nous ne nous sommes pas servis de 



