306 L. H. SIERTSEMA. 



ce nombre^ parce que nous avons déterminé le facteur de réduction du 

 système formé par le galvanomètre avec sou sliunt. 



Ce shunt [T fig. 4; représenté à 2)art tig. 15) est un tube de cuivre 

 [Â fig, 15) de 1 cm. de rayon, 1 mm. d'épaisseur, long de 30 cm., aux 

 extrémités duquel les cables B du courant pi'incipal sont fixés par des 

 pinces C; deux fils fins J) vont vers un commutateur à chevilles [U, 

 fig. 4), pour se diriger de là vers le galvanomètre ( V, fig. 4). Le tube [A 

 fig. 15) se trouve dans un verre GG traversé par un courant d'eau arri- 

 vant par le tuyau //, et débordant dans le réservoir en zinc ZZ, qui 

 peut être vidé par le robinet K. Les thermomètres indiquent les tempé- 

 ratures du shunt et du galvanomètre. 



Le facteur de réduction du galvanomètre avec son shunt a été déter- 

 miné par comparaison avec une boussole des tangentes, établie dans une 

 autre salle. 



Cette boussole des tangentes a été disposée de telle façon que pour 

 des courants de 60 amp. ses indications étaient les plus précises, ce qui 

 a lieu comme on sait quand l'écart est de 45°. Si l'on voulait obtenir 

 ce résultat avec un seul tour de fil, il faudrait lui donner des dimen- 

 sions particulièrement grandes, à moins de placer raimant en dehors du 

 plan du fil, ce qui nécessiterait une détermination particulièrement 

 soigneuse de la jjosition de raimant, qui serait ainsi placé dans un champ 

 très variable. 



On diminue de beaucoup cet inconvénient en disposant deux tours 

 égaux parallèlement l'un à l'autre, de telle façon que la ligne des cen- 

 tres soit perpendiculaire au plan des tours, donc aussi perpendiculaire 

 au méridien magnétique. On place l'aimant au milieu de la ligne des 

 centres, et on lance le courant à travers les deux fils dans la même direc- 

 tion. Si sur le conseil de Helmholtz ^) on voulait donner aux deux 

 spires une distance égale à leur rayon, l'homogénéité serait la plus 

 grande à l'endroit oii serait placé l'aimant, mais il faudrait alors même 

 donner aux spires de très grandes dimensions. Comme j'avais à ma dis- 

 position deux disques de bois, soigneusement travaillés, d'un mètre de 

 diamètre, fabriqués pour d'autres recherches, je m'en suis servi et je les 

 ai placés à une distance telle l'un de l'autre que j'obtenais l'écart désiré, 

 î^ous verrons plus tard que l'homogénéité du champ était encore suf- 

 fisante. 



^) Voir WiKDEMANN, Elektricitat III, p. 250, 3tc Aufl. 



