MESURES DE LA POLARISATION ROTATOIRE^ ETC. 307 



La distance des disques était de 1S9^Ô cinJ). Leurs périphéries étaient 

 parcourues par des cables, dont les extrémités étaient étroitement entre- 

 lacées. Au centre du sj^stème se trouvait un disque horizontal tournant 

 et gradué, où Ton pouvait lire les minutes. Sur ce disque était placé un 

 variomètre de Kohlrausch, dont les ai}nants fixes étaient enlevés, et dont 

 la lunette pouvait être dirigée perpendiculairement au miroir circulaire 

 magnétique par rotation du disque gradué. Après avoir fermé le cou- 

 rant on tourne le disque jusqu' à ce que la lunette soit de nouveau per- 

 pendiculaire au miroir. Il était aisé d'atteindre ici une précision de 1', 

 ce qui répond à 0,00 % ])our un écart de 40°. 



Etudions maintenant quelques causes d 'erreur, présentées par cet 

 appareil. 



Commençons par faire remarquer que la torsion du fil de cocon est 

 ici sans influence, puisque, au )noment oii Ton fait la lecture, le point 

 de suspension a tourné avec le miroir. 



Les causes suivantes peuvent rendre nécessaires des corrections: 



1°. un écart du centre de l'aimant du j)oint milieu de la ligne des 

 centres des deux spires. Cet écart peut provenir d'une installation fau- 

 tive du variomètre, ou bien du fait que l'axe de rotation du cercle ne 

 passe pas exactement ])ar le centre du système des courants; 



2°. les dimensions de l'aimant, qui ne sont pas infiniment petites; 



3°. un écart angulaire entre le plan des spires et celui du méridien 

 magnétique. 



Les deux ])remières causes d'erreurs sont une conséquence du manque 

 d'homogénéité du champ; nous pouvons donc les discuter ensemble. 

 Etudions à cet effet comment varie le cham]) magnétique aux environs 

 du centre du système. La méthode employée ressemble à celle que l'on 

 trouve pour des cas pareils chez Mascart -). 



Soient (fig. 16) AB et CJJ les plans des deux spires, le 2)oint milieu 

 de la ligne des centres. Posons AJ'J = a, et OB = OF = c. Supjjo- 

 sons que les deux fils soient traversés par des courants de même direc- 

 tion et égaux à une unité CGS. Nous allons chercher la force magné- 



^) Eu déterminant cette distance au commencement de ces recherches, nous 

 avons compté sur un courant de 70 amp.; dans les circonstances actuelles l'écart 

 est donc un peu moindre cj^ue celui de 45", correspondant à la plus grande sen- 

 sibilité. 



=) Journ. de Ph. (2) 1 p. 222. (1882). 



AKCHIVES fJÉERLANDAISF.S , SERIE H. T. H. 21 



