330 



bundenen Electricitäten , indem sie entweder auf die positive oder auf 

 die negative Electricität überwiegend einwirken. Durch diese Electri- 

 sirung erhitzen sie und entzünden sich. 



Die vierhundertgradige Thermometerscala, seit dem 1. December 1854 

 im Observatorium zu Versailles in AuAvendung gebracht;, ist in der 

 Sitzung der Akademie der Wisseil Schäften zu Paris von Herrn Walf er- 

 din unter Vorzeigung von Thermometern mit mehreren vergleichenden 

 Scalen besprochen worden. (Compt. rend. XLI. 122). Die Angabe der 

 Temperaturhöhen durch positive und negative Zeichen bei den bisher 

 gebr^-uchlichen Thermometern ist unbequem und vei'anlasst leicht Ver- 

 sehen sowohl im Ablesen als auch im Niederschreiben , namentlich bei 

 meteorologischen Beobachtungen. Diese Unbequemlichkeit würde ver- 

 mieden werden, wenn man auch mit Beibehaltung der Grenzen des 

 Gefrierpunktes und Siedepunktes des Wassers zur Eintheilung der 

 Scala, die Null nicht an dem Gefrierpunkt, sondern noch tiefer unter 

 denselben als es bei Fahrenheit geschieht, stellte. - — Von ■ — -36*^ C bis 

 + 100*^ C. stimmen nach Dulong und Petit Quecksilberthermometer und 

 Luftthermometer in ihren Gradangaben mit einander überein. — Nach 

 RegnuuU verdampft das Quecksilber bei 360'^,5 C. und es gefriert nach 

 Pouillet bei — A(Y\'i\ C. ^a,Q\\ Dulong bestimmt man nun die Länge der 

 natürlichen Scala des Quecksilberthermometers zu 400", setzt als End- 

 punkte den Gefrierpunkt und den Siedepunkt des Quecksilbers, und 

 bezeichnet ersteren mit 0*^ letzteren mit 400". Es sind aber hierbei 

 die Endpunkte der Scala, der Gefrierpunkt und der Siedepunkt des 

 Quecksilbers nicht wie die festen Punkte, welche durch das Gefrieren 

 und Verdampfen des Wassers bestimmt werden, zur gleichmässigen 

 Eintheilung der zwischen ihnen liegenden 400 Grade anzuwenden, weil 

 die Ausdehnung des Quecksilbers bei über 100" C. erhöhter Wärme 

 sich verändert. Nach Dulong und Petit ist diese Ausdehnung des Queck- 

 silbers zwischen 0" und 100" C. des Luftthermometers gleich V*55"> zwi- 

 schen 100" und 200" C. des Luftthermometers gleich ^jhvib, zwischen 

 200" und 300" des Luftthermometers gleich i/ss""- l^ie vierhundertgradige 

 Thermometerscala unterscheidet sich von der Centesimaleintheilung nur 

 dadurch, dass sie mit 0" beginnt, wo diese — 40" anzeigt, und über + 

 100" in entsprechenden Gradabtheilungen bis 400" fortgesetzt ist. Das 

 vierhundertgradige Thermometer bezeichnet also die Temperaturhöhe 

 stets mit 40" mehr als das Thermometer nach Celsius angiebt. Da nun 

 bekanntlich vom Gefrierpunkt des Wassers bis zum Siedepunkt des- 

 selben Celsius 100", Reaumur 80" und Fahrenheit 180" annehmen, so 

 ergiebt sich bei der Zusammenstellung dieser Thermometerscalen mit 

 der vierhundei'tgradigen Scala nachstehende vergleichende Tabelle. 



