«0 Alt' K- 



ll'klill >/l 



17 

 che siano di vetro o di cristallo colorato per meglio distinguerle smamma 



. . tU" SEBVO- 



in mezzo all' acqua ) , si potranno chiudere in un bocciolo di 

 distailo con acquarzente dentro , ermeticamente sigillato , avver- 

 tendo a non finirlo d' empiere , acciò rimanga campo all' acqua da 

 rarefarsi quando il soprav vegnente calore della stagione la costringa 

 a ciò fare. Se poi il caldo della stanza non fosse da tanto di far 

 salire il Termometro a settanta gradi , s' aiuterà con mettere il 

 vaso di vetro in bagno d'acqua tiepida, con rifonderne della bollente 

 finche fa di bisogno, acciò l' acquarzente in esso contenuta non 

 si riscaldi più da una parte che dall'altra, ma pigli, siccome 

 dicemmo , la tempera soavemente e più ragguagliata che sia 

 possibile. 



DICHIARAZIONE 



D'UN ALTRO STRUMENTO 



CHE SERVE 

 PER CONOSCER LE DIFFERENZE DELL' UMIDO NELL'ARIA 



Veduto degli strumenti che servono a riconoscer l'alterazioni 

 che riceve l' aria dal caldo e dal freddo , conseguentemente è da 

 vedere di alcun altro che possa dimostrarci quelle che le vengono 

 semplicemente dall' umido. E comecché sieno molti e varj quelli che 

 in altri tempi sono stali immaginati da diversi ingegni, noi un solo 

 ne apporteremo ; del quale avvegnaché ne sia stato ultimamente 

 scritto da altri , nondimeno essendo egli nato in questa Corte 

 d' altissimo e reale intendimento , per ritornare , come suol dirsi , 

 in sul nostro , diremo alcuna cosa intorno all' invenzione ed all' uso 

 di esso. 



Vìi' C 



Egli è un tronco di cono formato di sughero , per di dentro UeS r riUone 



voto e impescialo, e perdi fuora soppannato di latta. Dalla parte 



dello stru- 

 mento dimo- 



più stretta va inserito in una come lampana di cristallo, prodotta strame m- 



miditd del- 



ancor essa a foggia di cono, con punta assai aguzza e serrata. rana. 



3 



