﻿Bestimmung de?- Meridiandifferenz Lei-pzig-Dahlitz. 1 1 



West" bei. Von den 25 in 5 Gruppen zu je 5 abgetheilteu Fäden konnten ihrer gegenseitigen Nähe wegen 

 mit Aug und Ohr nicht alle genommen werden; es wurde desshalb verabredet, (ausser bei den Polarstern- 

 beobacbtuugen) nur die Autrittszeiteu au neun Fäden: 1,4, 6, 9, 13 (Mittelfaden), 17, 20, 22 und 25 zu 

 uotiren. Eine grössere Gleichförmigkeit der beiden in Leipzig und Dablitz gebrauchten Mittagsrohre wäre 

 sehr zu wünschen gewesen, war damals aber nicht erreichbar, da eben nur diese Instrumente zur Verfügung 

 standen. Übrigens haben die Resultate der Operation, wie man weiter unten sehen wird, genügend darge- 

 than, dass die persönliche Gleichung der Beobachter an beiden Instrumenten nahezu denselben Werth, somit 

 jene Ungleichheit der Mittagsrohre hier keinen merklichen Einfluss hatte. 



Als Hauptuhr diente die Pendeluhr Tiede Nr. 336 mit Zinkcompensation ; zum Markiren der Secunden- 

 punkte für die Registrirbeobachtungen wurde eine nach Sternzeit regulirte Uhr von Seyffert mit Queck- 

 silbercompensation benützt, nnd als Coincidenzuhr ein Werk von Naumann mit in Öl gekochtem Holz- 

 pendel eingeschaltet. Der ebenfalls Ausfeld 'sehe Registrirapparat in Leipzig war mit dem in Dablitz völlig 

 identisch. 



Als Stromquelle dienten sowohl für den Local- als für den Linienstrom Meidinger'sche Elemente, und 

 zwar für letzteren 60. Die Drahtverbindungen sind, wie Tafel V zeigt, den oben für Dablitz erklärten ähnlich. 

 Die Hauptverscliiedenheit liegt darin, dass Prof. Bruhns vorzog mit dem Ausfeld'schen SignalgrifFe anstatt 

 mit dem Taster zu registriren, mit dem letzteren die Signale zu geben und die Correspondenz unmittelbar 

 auf der Rolle des Registrirapparates zu führen. Da er somit auf einen besonderen Sprechapparat verzichtete, 

 ist seine Drahtverbindung in mancher Beziehung einfacher, scheint uns jedoch insofern unbequemer, als 

 jedesmal zwei Klammern umgeschaltet werden müssen, sobald man sprechen und Antwort erhalten will, wie 

 aus Taf. V erhellt, was in der Dablitzer Einrichtung nur beim Einsehalten der Coincidenzuhr eintritt. Jene 

 Einrichtung leidet unseres Erachtens überdies an dem Übelstande, dass wenn die angerufene Station das 

 Gesprochene nicht versteht, man die anrufende Station nicht unterbrechen kann, weil der Kreislauf ihres 

 Stromes wegen Mangels einer Erdleitung nicht geschlossen ist. Übrigens verloren diese an und für sich schon 

 unwesentlichen Verschiedenheiten dadurch noch an ihrer Bedeutung, dass beim Wechsel der Beobachter 

 jeder die neue Beobachtungsstation so einrichtete wie seine heimische. Als nämlich Prof. Bruhns nach 

 Dablitz kam und Dr. Weiss in Leipzig sich aufhielt, wurden die Drahtverbindungen in Dablitz so herge- 

 stellt, wie wir sie eben beim Leipziger Observatorium beschrieben, während Dr. Weiss sich in Leipzig 

 das Dablitzer Schema einrichtete. Bei dem Wechsel führten die Beobachter Relais und Rheostat mit sich, 

 um dadurch die individuellen Verschiedenheiten dieser Apparate zu eliminiren, was hauptsächlich für das 

 Relais geboten schien, da Prof. Bruhns sich eines Dosenrelais bediente. Den Registrirapparat ebenfaUs zu 

 vertauschen schien völlig zwecklos. 



rv. Programm der BeobacMung'en. 



Bei der Zusammenstellung des Beobachtungsprogrammes wurde aus nahe liegenden Gründen das Augen- 

 merk hauptsächlich darauf gerichtet, die Instrumentalfehler möglichst genau zu bestimmen und den Einfluss 

 allenfalls darin zurückbleibender Unsicherheiten thunlichst zu eliminiren. Für die Ermittlung der Neigung 

 wurde daher so oft als möglich während der Beobachtungen libellirt, für den Collimationsfehler durch mehr- 

 maliges Umlegen und für das Azimuth durch Beobachten von Sternen vorgesorgt, die nördlich und südlich 

 vom Zenith culminiren. Herr Prof Bruhns hatte die Freundlichkeit, nach diesen Grundsätzen folgendes 

 Schema für die Beobachtungen zusammenzustellen. 



2* 



