﻿Bestimmung der Meridiandifferenz Leipzig-Dablitz. 9 



weilig verringert und die sehr bedenkliche Nothwendigkeit herbeigeführt, öfter im Laufe eines Abends die 

 Huliliöhe des Ankers zu ändern. Diesen Schwierigkeiten suchten wir auf den Rath des Herrn Telegraphen- 

 luspectors Dr. Militzer durch eine Theilung des Stromes, ehe derselbe das Kelais verlüsst, zu begeg- 

 nen. Mittelst eines in die Zweigleitung eingeschalteten Rbeostaten kann man nun leicht Gleichheit herstellen 

 zwischen dem ankommenden und dem durch das Relais circulirenden Theile des abgehenden Stromes. 



Wenn schon diese Rücksichten eine bedeutende Complication der Verbindungen erheischten, so stei- 

 gerte sich dieselbe noch durch die Nothwendigkeit, die gewöhnliche telegraphische Correspondenz ununter- 

 brochen zu ermöglichen. Die Apparate nahmen so die weiter unten näher beschriebene Gestalt an, in der 

 sie sich zu unserer vollen Zufriedenheit bewährten. 



Um die persönliche Gleichung zwischen den beiden Beobachtern, Herrn Prof. Bruhns und Herrn Dr. 

 Weiss auch dann noch zu eliminiren, wenn etwa eine der Zeit proportionale Änderung der Gleichung Statt 

 haben sollte, wurde ein Wechsel der Beobachter so vorgenommen, dass zu Anfang und Ende der ganzen 

 Operation an je zwei Abenden die Beobachter in der Heimat arbeiteten und zwischen diesen beiden Epochen 

 die Stationen vertauschten. 



III. Beschreibung" der Instrumente. 



A. Feldobservatoriuni Dablitz. 



Zur Zeitbestimmung diente ein tragbares Mittagsrohr mit Gebrochenem Fernrohre von 21 Par. Linien 

 Öifnung und 24 Zoll Brennweite, welches die bei der Beobachtung stets gel)rauchte ßOfache Vergrösseruug 

 sehr wohl vei-trägt. Eine Abbildung, aus der die Constiuction des Instrumentes ersichtlich wird, nebst den 

 nöthigen Erläuterungen behalten wir uns vor bei der Bekanntmachung der Beobachtungen zur Breitenbestim- 

 mung im Ersten Vertical zu geben, und bemerken hier blos, dass die Libelle, deren Nullpunkt nicht in der 

 Mitte, sondern nahe dem einen Ende sich befindet, über jenen Stellen der Zapfen aufgesetzt wird, mit wel- 

 chen sie in den Lagern ruhen; dass im Oculare ein Fadenmikrometer angebracht ist, und das Fadennetz aus 

 18 Fäden besteht, deren Anordnung nachstehender Holzschnitt zeigt. 



i 

 i 



I 1 E 2 S m h W 5b V 7 VI 8 9 ^VEIO VM 

 Der hier rechts befindliche Doppelfaden ist der bewegliche des Ocularmikrometers ; die mit römischen 

 Ziffern bezeichneten Fäden sind jene, welche mit Auge und Ohr beobachtet werden sollten, da die zwischeulie- 

 genden hiefür zu nahe an einander stehen, daher nur für Registrirbeobachtungen oder für Polarsterne benützt 

 wurden. Als idealen Mittelfaden, auf den die Beobachtungen redueirt wurden, betrachtete man die Mittel- 

 linie zwischen den Fäden 5 und 6. Der Standort dieses Instrumentes war der aus Ziegeln aufgemauerte, von 

 einer quadratischen Steinplatte gekrönte Pfeiler M (Taf. II). 



Die Hauptuhr, von Auch in Seeberg, wurde auf dem Pfeiler Tan ein Bret aus Eichenholz befe- 

 stiget; die Coincidenzuhr, von Graham, ganz in gleicherweise auf dem Pfeiler T . Beide Uhren haben 

 Quecksilbercompensation und sind an der Wiener Sternwarte längst erprobte treffliche Werke. Zwischen 

 den Uhren stand auf einem vom Fussboden isolirten Pfeiler U das Tischchen mit dem Hansen'schen Regi- 

 strirapparate A und den Nebeninstrumenten: Mors e 's Sprechapparat B, konisches Relais G, und Rbeostat i>, 

 welche man in ihrer dortigen Anordnung auf Taf. III vereinigt sieht. Hansen's Registrirapparat ist in den 

 letzten Jahren auf den deutschen Sternwarten so heimisch geworden, dass eine Beschreibung desselben 



DeiilcscJnifluii der niatheni.-naturw, Cl. XXVIII. Bd. 



