﻿8 G. V. Littr w. 



Ailciu die .Seite l'U kauu mau auch aus dem Dreiecke l'VU durch Aidlösiiuj;- des Viereckes KV US 

 uud des Dreieckes K VP finden. Es wird dadurch (!rhalteu 



PU= 15-063 Klftr. 



Die uahe Übereinstimmung der beiden Wcrtbe von P U aus den versebiedenen unabliängigen Messungen 

 bürgt für deren Richtigkeit. Nimmt mau das Mittel beider Bestimmungen als wahrscheinlichsten Werth, so 

 wird mit Berücksichtigung der anderen Winkelmessungen : 



PU= Eutf. Trig. Pfeiler vom Centrum des Universale . . .15-062 Klftr. 

 UPP' = Richtwinkel: Pösig — Trig. Pfeiler — Universale . . n5°46M3. 



Jlit Hülfe dieser Angaben, sowie des von uns gemessenen Azimuthes der Richtung: Dablitzer Univer- 

 sale — Pösig = 202° 1 ' 4 und der von dem k. k. militär-geographischen Institute uns mitgetheiltcn Entfer- 

 nung: Dablitz (trig. Punkt) — Pösig = 25507-4 Klftr. findet man das Azinnith der Linien PV = 86°13'6 

 und kann nun die astronomischen Messungen auf den geodätischen Punkt übertragen. Zur etwaigen 

 Reduction der älteren trigonometrischen Messungen auf die neueren hat man schliesslich aus dem Frühe- 

 ren noch : 



Entf. des alten trig. Punktes vom neuen trig. Punkt .... 40-316 Klftr. 

 Richtwinkel: Pö.sig — Neuer trig. Punkt — Alter trig. Punkt 134°5' 9. 



Zum Schlüsse dieses Abschnittes sei noch erwähnt, dass die Mire, von der wir übrigens bei der Stabi- 

 lität unserer Instrumente nur für die ersten Rectificationen Gebrauch machten, uud die wir, wenn das 

 bestellte Universale mit Gebrochenem Fernrohre verfügbar gewesen wäre, ganz hätten entbehren können, auf 

 der aus Taf. I, Fig. 1 ersichtlichen Stelle, etwa y, d- Meile nördlich vom Observatorium sich befand und von 

 einer schwarzen Tafel mit breiten weissen Strichen gebildet war. Dieselbe projicirte sich nicht auf den Him- 

 mel, weil der Horizont in dieser Gegend von einem, solche Aufstellung verhindernden Walde gekrönt war, 

 und hatte für uns schon deshalb weniger Bedeutung, weil wir in der Lage waren, die Azimuthmessungen 

 unmittelbar auf einen trigononiefrischen Punkt zu beziehen. 



II. Allgemeines in Bezug auf die Längenbestimmung. 



Nach den in Berlin genommeneu Abreden sollte die Meridiandifierenz Dablitz -Leipzig telegraphisch 

 bestimmt werden, und dabei jede der drei bekannten Beobachtungsarteu : Signal-, C'oincideuz- und Registrir- 

 methode in Anwendung kommen. 



Bei allen diesen Methoden müssen die Correetionen der Instrumente, bei den beiden hier zuerst genannten 

 auch noch die Ortszeit der Beobachtung bekannt sein. Die lustrumenlalfehler sind an jedem Abende durch 

 Nivelliren, Umlegen des Fernrohres und Verbinden von Polarstern- mit Aquatorialstern-Beobachtungen zu 

 ermitteln, und die Einflüsse der etwa erübrigenden Unsicherheit in der Kenntuiss der Fehler durch zweck- 

 mässige Anordnung der Beobachtungen thunlichst zu eliminiren. Diese Beobachtungen können entweder mit 

 Auge und Ohr ausgeiUhrt oder auf einem sogenannten Registrirapparate verzeichnet, also mit Auge und Hand 

 augestellt werden. Im vorliegenden Falle vereinigten wir uns dabin , die Beobachtung durch Auge und Ohr 

 beizubehalten, uud zwar bei der Signal- und CoYncidenzmethode auch für die eigentlichen Längenbestinnuun- 

 gen , um die Vergleichuug der beiden Zeitscalen zu ersparen. Nur die beiden ersten Beobachtungstage in 

 Dablitz machen davon eine Ausnahme. 



Die sogenannte Stromzeit wird bekanntlich dadurch eliminirt, dass mau in jeder der beiden Stationen 

 die Signale abwechselnd gibt und empfängt, vorausgesetzt, dass jene Zeit constant sei — eine Annahme, zu 

 der man nur dann berechtigt ist, wenn alle Translatoren ausgeschaltet werden , weil dieselben, sollen sie 

 keine Störung herbeiführen, beständiger Regulirung bedürfen. Überdies ist die Intensität des abgehenden 

 von der des ankommenden Stromes, somit auch die Trägheit des Relais in beiden Fällen verschieden. Endlich 

 wird , wenn so starke Ströme , wie der abgehende , durch das Relais kreisen , dessen Empfindlichkeit zeit- 



