﻿10() 



C. V. Littroio. 



Für das Azimutli ist angenommen 



k = — P563 



wie es aus der Verbindung der Beobachtungen von d Ursse minoris mit ß Lyrse und j5 Aquilse iolgte. 



Es wurde bereits früher erwähnt, dass an diesem Tage Störungen von ganz eigenthümlicher Art gich«vor- 

 finden. Die Nivellirungen zeigen weder unter einander noch verglichen mit den früheren und folgenden Tagen 

 irgend eine Anomalie ; eben so stimmt der aus der Beobachtung von d Ursse minoris gewonnene Collimations- 

 fehler mit dem der frühereu Tage. Allein der Werth der Grössen T'für die Zeitsterne gibt zu erkennen, dass 

 bei deren Reduction dieser Collimationsfehler nicht angewendet werden kann. Es ist nämlich im Mittel: 

 F„= — 0'559 r„=+0'755 daher F,„ — r„ = — 1'314. Dieser Unterschied ist seinem bei weitem gi-össten 

 Theile nach weder durch eine Änderuug der Neigung, noch des Azimuthes wegzuschaffen, sondern nur durch 

 eine sprungweise erfolgte Änderung der Collimation erklärlich; denn eine Variation der ersten Grösse hätten 

 die Nivellirungen anzeigen müssen, eine Variation der zweiten wirkt auf den Unterschied V^ — V„ so gut wie 

 gar nicht ein, da das Mittel der Declinationen der in beiden Kreislagen beobachteten Sterne nahe gleich ist; 

 es könnte daher blos eine Änderung des CoUimationsfehlers , und zwar nach einer beiläufigen Schätzung um 

 etwa — 0"5 eine uothdUrftige Übereinstimmung in die Zeitsterne bringen. Eine so grosse Änderung wider- 

 spricht aber der Polarsternbeobachtung völlig. Man kann demnach nur annehmen, dass aus irgend einer uns 

 unbekannten Ursache zwischen der Beobachtung von d Ursse minoris und a Lyra? (I und 3 K. 0.) im Fern- 

 rohre selbst eine Änderung eingetreten sei, die sich in der Beobachtung durch eine temporäre seitliche Ver- 

 schiebung aussprach. Reducirt mau jedoch die Registrirsterne, so findet man, dass für sie weder der aus dem 

 Polarsterne, noch der aus den Zeitsteruen gefolgerte Collimationsfehler genügt, sondern, dass dieselben wie- 

 der einen besonderen Werth dieser Correctiou beanspruchen. Um Übereinstimmung in die Beobachtungen bei 

 E. W. und K. 0. zu bringen, inuss man reduciren: 



den Polarstern mit c = — 0'3 für Kreis West 



die Zeitsterne ,, c ^ — -8 „ „ „ 



„ Registrirsterne ,. e = — 1-1 „ „ ,. 



Es scheint also auch nach der Zeitbestimmung mit Auge und Ohr der Einfluss der unbekannten Störung 

 fortgewirkt zu haben. Am folgenden Tage, 19. September, war das Instrument wieder in den früheren Zu- 



