Liiiiciispcctnini des Kolüciisloff'es. 



245 



Die Anordnung der Apparate für die Erzeugung \-on Funi<enspectren in der Luft wurde bereits in 

 einer früheren Abiiandlung beschrieben. ' Um jedoch den P^uni<en auch in verschiedenen Gasen übersprin- 

 gen lassen zu können, haben wir den im Nachfolgenden beschriebenen kleinen Apparat construirt, wel- 

 cher sich bei unseren Versuchen bestens bewährte. Der Apparat ist in beifolgender Skizze abgebildet 

 (Fig. 2, 3 und 4.) 



An den cylindrischen Glaskörper (a) von circa 50 cni^ Inhalt sind senkrecht zur Längenaxe mit ihren 

 Axen in einer Ebene liegend, die beiden längeren Glasröhren b und c und die beiden kurzen Rohre / und 

 /' angeschmolzen. 



Die Rohre / und /' dienen zur Aufnahme der Electroden k und k'. Es sind dies kurze an einem Ende 

 zugeschmolzene Glasröhrchen, welche genau eingepasste Platinhülsen (/', //) enthalten, diese letzteren 

 sind mit den Platinösen (/, /') durch in die Glasröhrchen ein- Pl^ 2 3 



geschmolzene Platindrähte verbunden. 



Die Kohlestifte r, r' sind in die Platinhülsen gesteckt und 

 behufs leichterer Aufnahme und Vertheilung der Tropfflüssig- 

 keiten mit Längsrillen versehen. Der Ansatz b ist ein 4 cm 

 langes, 8 unn im Lichten starkes Glasrohr, welches am freien 

 Ende mit einer abgeschliffenen Flange {d) versehen ist. Auf 

 diese letztere ist eine senkrecht zur optischen Axe geschnittene 

 Platte aus Bergkrystall luftdicht aufgeschliffen. > '■■'-- 



Das Glasrohr nt dient zur Gaszuleitung, das Rohr c zur 

 Ableitung der Glaskörper a besitzt ferner im oberen Theile 

 einen Flaschenhals, in welchen, mittelst Kautschuckpfropfens, 

 die beiden Hahntropftrichter 1; und k' so eingesetzt sind, 

 dass dieselben gestatten, die Kohlespitzen beliebig mit 

 Flüssigkeit zu betropfen, ohne dass Luft in den Apparat 

 dringt. 



Der kleine Apparat, welcher in obiger Form das Resultat - > c^^^ 



zahlreicher Versuche ist, hat sich bei unseren Versuchen 

 bewährt und uns gute Dienste geleistet. Sein geringes Volumen 

 gestattet ein leichtes und vollkommenes Verdrängen der Luft 

 durch das betreffende Gas und seine Montirung an dem 



Funkengeber ist leicht durchführbar, wie Fig. 5 zeigt. Das Vergleichsspectrum lässt sich bei dieser Anord- 

 nung mit einem und demselben Funkengeber ohne Störung der Apparatenzusammenstellung herstellen, 

 was von Werth erscheint. 



Die beschriebene Montirung der Kohleelectroden in Platinhülsen bei dem Apparate ist eine vor- 

 theilhafte, indem man sich mittelst einfacher Hilfsmittel (Platindraht-, Blech und dünn- Fig. 4. 



wandige Glasröhrchen) leicht eine grössere Anzahl solcher Electrodenhalter herstellen 

 kann, wodurch ein sofortiges Auswechseln ermöglicht ist. 



Das Befeuchten der Kohlespitzen mit Wasser oder mit verschiedenen Lösungen ist 

 rasch und sicher, während der Thätigkeit des Inductors, durchführbar und gestattet der 

 Apparat, da die Fülltrichter geschlossen sind, mit Säuren oder ätzenden Flüssigkeiten, 

 deren Anwendung bei freien Elektroden der Spectralapparate wegen nicht thunlich ist, 

 zu arbeiten. Man hat in dem Falle nur nöthig die abziehenden Dämpfe zu binden, oder 

 in den Schornstein zu leiten, wodurch jede Belästigung durch dieselben entfällt. 



Ist die Electrodenkohle, wie angegeben, hinlänglich dick, so lassen sich Spectren mit stark befeuch- 

 teten Kohlen unter Anwendung selbst eines sehr kräftigen Flaschenfunkens erzeugen, dünne Kohle- 



'----^S 



#1 



Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. Bd. LVII, Mai 1890. 



