nivs/kii/isJic UiifcrsiuiuiiigL-ii im östlidicn Mittcliiicer, 1892. 



123 



V. Der Salzgehalt des Meerwassers. 



31. Herr Dr. Konrad Natterer, Mitglied der Expedition, hatte auch diesmal die Güte, zur Controle der 

 mittels .Aräometers bestimm'ten specifischen Gewichte, eine Reihe von Wasserproben mittels Piknometers 

 zu untersuchen. Für jede dieser Proben liegen sohin zwei auf verschiedenen Wegen gewonnene Angaben 

 vor, welche sammt ihren Differenzen in der nachfolgenden Tabelle 4 ausgewiesen sind. 



Tabelle 4. 

 Mittels Piknometers erzielte Resultate und Vergleich derselben mit den Aräometerangaben, 1892. 



Nunimeni 

 der 

 Beob- 

 achtungs- 

 stationen 



Tiefe 



.Metern 



17-5° 

 bestimnil mittels Piknumeter:; 



17-5° 

 bestimmt mittels .\räomcters 



Differenzen 



I -02994 

 1-02933 

 I -02984 

 I 02982 

 1-02979 

 I -02225 

 1-02957 

 1-02963 

 I -02947 

 I -03016 

 1-02954 

 I -03009 

 I -02952 

 I -02952 

 1-02931 

 I -02950 

 I -02952 

 I -02958 



.\rilhm. Mittel der DilTei'enzen; 



I "0297 

 1-0293 

 I -0297 

 I -0298 

 I -0298 

 I -0222 

 I -0297 

 I -029S 

 1-0297 

 1 -0302 

 I -0297 

 1 -0299 

 I -0297 

 I -0297 

 1-0295 

 I -0296 

 I 0296 

 I 0296 



entsprechend einer Differenz im Salzgehalte von o-oo,;,;"/,!. 



32. Aus dieser Zusammenstellung erhellt, dass das Ergebnis der Controle als ein im Allgemeinen 

 befriedigendes zu betrachten ist. Das vorjährige minder günstige Resultat darf also keinesfalls dem neuen, 

 gegenwärtig verwendeten Aräometer zur Last gelegt werden, was wir übrigens schon vor der Abreise als 

 sichergestellt betrachteten. Die wirkliche Ursache der damaligen Störungen vollkommen aufzuklären, gelang 

 indessen nicht. 



Das überwiegende Auftreten der positiven Differenzen, welches sich auf den älteren Expeditionen 

 herausstellte, ist in Tabelle 4 nicht zu bemerken." Sollte diese Erscheinung auf der bevorstehenden 

 Reise 1893 wieder nicht zum Ausdrucke gelangen, so müsste angenommen werden, dass das früher 

 benützte .Aräometer zu niedrige .Ablesungen ergab, und dass eine entsprechende (geringe) Erhöhung der 

 älteren Beobachtungsdaten - zum Zwecke ihrer besseren Vergleichbarkeit mit den neuei-en wünschens- 

 wcth erschiene. 



' Viel eher kommt das Gegentheil hieven zur Geltung 

 - Vergl. .Art. 3.3 unseres vorjährigen Berichtes. 

 Denkschriften der mathem.-naturw. Gl. LX. Bd. 



