80 



./. Wie. 



Ich ging bei dieser indirectun l^estimmiinL; von dem obigen, von Bimsen iini.1 Ruscue aulgestellten, 

 durch die Beobachtung ermittelten Satze aus, dass gleiche Färbungen des Nornialpapiei'es gleichen 

 Pi'oductcn aus Intensität und insolationsdauer entsprechen, was sich durch die Gleichung 



Jt = J'f' 



am einfachsten ausdrücken lässt. 



Wenn ich mm bei einer fraglichen hohen Lichtintensität (J'j innerhalb einer gemessenen Zeit (t'l eine 

 Färbung auf dem Normalpapiere erhalte, welche gleich ist jener, welche bei einer bekannten Lichtintensität 

 (J) innerhalb einer leicht und sicher bestimmbaren Zeit (t) erhalten wird, so muss 



sein, aus welcher Gleichung sich die fragliche Intensität leicht berechnen lässt. 



Die Ausführung meiner directen und indirecten Lichtmessung erfolgt mittelst eines höchst einfachen 



Handinsolators (s. Fig. 1). .Derselbe besteht aus einem Brettchen aus weichem Holze, welches 8— 10 c-;» 



Kig. 1. lang, 6 — Sein bi'cit, etwa ("iimii dick ist, imd bis aut 



einen schmalen, blos 4 — l! ;;/;;; breiten, einer Schmalseite 

 des Brettchens genäherten .Schlitz mit schwarzem, un- 

 durchsichtigem Papiere bedeckt ist. Das undurchsichtige 

 Papier liegt dem Holze soweit dicht an, dass die 5 — 6 iiiiii 

 breiten .Streifen des Normalpapieres leicht eingeschoben 

 werden können. Im .Schlitze liegt das Normalpapier tVei, 

 im Übrigen ist dasselbe von dem undurchsichtigen, 

 schwarzen Papiere bedeckt. Neben dem Normalpapiere 

 wird der auf steifem Papiere befindliche, als Deckfarbe 

 aufgetragene Normalton in den Insolator eingeführt. 

 Normalpapier und Normalton liegen im Schlitze knapp 

 neben einander. Bis zum Beginne des Vei'suches ist 

 das Normalpapier vollständig dunkel zu halten. Will 

 man eine Bestimmung der chemischen Intensität des 

 gesamniten Tageslichtes ausführen, so ist der in ange- 

 gebener Weise adjustirte Insolator in die horizontale Lage 

 zu bringen; man lässt sodann das Tageslicht so lange 

 einwirkeii, bis der Ton der Normalschwärze erreicht ist. 

 Die Zeitbestimmung wird mit dem sogenannten Chrono- 

 graphen ausgeführt. Derselbe ist eine Secundenuhr, 

 welche durch Druck auf die Feder in Gang gesetzt wird 

 und durch einen zweiten Druck zum Stillestehen gebracht 

 wird. Durch einen dritten Druck geht der Zeiger wieder 

 auf (()0) zurück. Der Chronogi-aph zeigt bis zu einer 

 halben Stunde durch einen anderen Zeiger auch Minuten an. Der Chronograph hat den Vortheil, dass man 

 mittelst desselben eine Zeitbestimmung vornehmen kann, ohne auf die Uhr sehen zu müssen. In demselben 

 Augenblicke, in welchem man die Bedeckung des Insolators entfernt, also das Licht, \\elches gemessen 

 werden soll, zu wirken beginnt, drückt man auf die Feder des Chronographen, und in dem Momente, in 

 welchem auf dem Normalpapiere die .Stärke des Normaltones eingetreten ist, arretirt man die Uhr. Der 

 hiebe! sich einstellende Zeitfehler gleicht sich aus, da derselbe in demselben Sinne erfolgt. Die Zeit- 

 bestimmimg ist mithin blns \iin der Genauigkeit des Chronographen abhängig. Die .Ablesung ist auf 

 0-2" genau. 



.Ansicht eines in hmiziintalci' i.ii^c bctindliclicn ll.mil- 



insolators in natürlicher Grösse, xx Schlitz, 1 Noimaltcin 



(I er Ton). 10 Skalenton 10 (10er Ton), zwischen beiden 



ein .Streuen Xormalpapicr (N. P.V 



