Pltotoclicinisclics Kliiud von Wien. Ca im iiiul Biiitciizorg. 79 



f'olgendes Beispiel möge das Princip der Slellin g'schen Metiiode erläutern. Bei einer Intensität des 

 äusseren Lichtes ^ 0' 16 würde man behufs Graduirung des Streifens fünf Expositionen des Normalpapieres 

 vornehmen, welche der Reihe nach 2, 4, 6, 8, 10" anwähren würden. Auf diese Weise erhielte man folgende 

 fünf relative Intensitäten 2 X 0-16 = 0-32; 4x0- 16 = 0-64; ferner 0'96; 1-28; 1-60, welchen rela- 

 tiven Intensitäten fünf verschiedene Schwärzungen der Scala entsprechen. Es würde nun bei einer Exposi- 

 tion von 15" eine Schwärzung erfolgt sein, welche, mittelst der Scala aufgesucht, der relativen Intensität 

 ()• 96 gleich käme. Die gesuchte Intensität , in Bu nsen-Roscoe'scher Einheit ausgedrückt, ist dann gleich 



0-96 



=0-064. 



15 



Eine grosse Zahl \'on Beobachtungen hat Stelling gelehrt, dass der nach seiner Methode erhaltene 

 Fehler rfc 5"/^ beträgt. Nach den \"on mir angestellten Beobachtungen nach der neuesten (dritten) Roscoe'- 

 schen Methode bewegen sich die Fehler innerhalb derselben Grenzen. Auch meine Versuche mit dem 

 Pendelphotometer fielen nicht genauer aus. Ich möchte noch bemerken, dass nach Pernter' der von 

 Stelling nachgewiesene Fehler im selben Masse auch bei dem Roscoe'schen N'erfahren sich einstellt. - 



Die ursprüngliche Methode Bunsen's und Roscoe's mit dem Pendelphotometer ist also in dreierlei 

 Weise modificirt worden, wobei sich eine fortwährende \'ercinfachung ergab. 



Doch erfordern alle diese Methoden erstlich den Pendelapparat, zum Mindesten zur Herstellung des 

 Streifens mit abfallender Schwärze, sodann eine Dunkelkammer, in welcher mit Zuhilfenahme einer Natrium- 

 flamme der Vergleich der bei Tageslicht erhaltenen Schwärzungen mit der theoretisch oder empirisch cali- 

 brirten Scala vorgenommen werden muss. 



Die Herstellung der letzteren erfordert zudem viel Mühe und Zeit. Denn der Streifen mit abfallender 

 Schwärze muss in unterschwefligsaurem Natron hxirt und durch dreitägiges Auswaschen in fliessendem 

 Wasser gereinigt werden; er nimmt erst nach mehreren Wochen constante Töne an, und die Constanz 

 muss durch mühevolle Versuche ermittelt werden. Nach einiger Zeit ändern die Scalentöne wieder ihren 

 W'erth, so dass eine oftmalige Calibrirung des fixirten Streifens mit abfallender Tönung ausgeführt 

 werden muss. 



3. XcLic vereinfachte Methode. 



Ich habe schon im ersten Theile meiner photometrischen Untersuchungen-' eine weitere X'ereinfachung 

 des Bunsen-Rosco e'schen Verfahrens mitgetheilt, welche Modificatiim der Methode sich für pflanzen- 

 physiologische Zwecke besonders bewährt hat. Es handelt sich nämlich bei meinen Untersuchungen um 

 eine grosse Zahl von Bestimmungen, indem nicht nur die Intensität des gesammten Tageslichtes, sondern 

 auch die des Lichtes der Pflanzenstandorte, ja der Beleuchtungsgrad einzelnei^Pflanzen und Pflnnzen- 

 organe zu messen ist, mithin eine möglichst expeditive Methode zum Bedürfnisse wird. Ich habe zunächst 

 den Versuch gemacht, ohne Scala, nämlich durch blosse Anwendung der Normalschwärze die Lichtstärke 

 zu messen. Man erreicht dadurch den \'ortheil. die Lichtintensität direct und an Ort und Stelle zu 

 bekommen, und von den F'ehlern und der Veränderlichkeit der Scala unabhängig zu sein. Es ist aber leicht 

 einzusehen, dass nur mittlere und geringe Lichtstärken — freilich bilden diese bei Beobachtungen an den 

 Pfianzenstandorten die Regel — auf diese Weise sicher ermittelt werden können, während die Zahlen- 

 werthe für grössere Lichtstärken, bei welchen die Farbe des Normaltones in wenigen Secunden oder gar 

 nur in Bruchtheilen von Secunden erreicht wird, mit einem beträchtlichen Fehler belastet sind. In solchen 

 Fällen habe ich die Lichtstärke indirect, aber gleichfalls nur mit Zuhilfenahme des Normaltones gemessen. 



' Zeitschrift der österr. Gesellsch. für Mctcoroliigie, redig. von Hann, Bd. Xl\' (1X7'J), p. VI. 



- Über die Genauigkeit, welclie mit dem Pendelphotometer nach dem ursprünglichen \'crfahren von liunsen und Uoscoe 

 erzielt wird, habe ich nirgends .Angaben gefunden. Doch bemerkt Roscoe, dass das von ihm eingeftihrte Verfahren der empirischen 

 Calibirung der .Skale trotz leichterer Durchführung des Versuches an Genauigkeit der urspünglichen .Methode nicht nachsteht. 



'■ L. c. p. 302 ff. 



