78 ./. ]\'ic'siu'i\ 



Er emancipirte sich von der Gracluirung mittels des Pendelphotometers, welches er nur insot'erne noch 

 benutzte, als es ihm dazu diente, einen Streifen mit abfallender Schwärze zu gewinnen. Dieser wird in der 

 gewohnten Weise hergestellt, fixirt und mit Millimeterskala versehen. Die Calihrirung des Streifens 

 geschah empirisch, und zwar in folgender Art. Es werden im Lichte mehrere Hohlcylinder aufgestellt, 

 deren Öffnungen verschiedene Durchmesser haben, und am Grunde dieser Cylinder befinden sich Streifen 

 des Normalpapiers. Das äussere Licht, welches auf die Normalpapiere einwirkt, hat im Versuche die 

 gleiche Intensität und auch die Insolationsdauer (/) ist die gleiche. Es tliesst aber den einzelnen Streifen 

 dennoch verschieden viel Licht, mit anderen W'orten, Licht von verschiedener Intensität, zu. Es verhalten 

 sich die Lichtintensitäten, welchen die Normalpapiere ausgesetzt sind, so wie die Cylinderöffnungen und 

 dementsprechend auch die Producte Jf. welche in den verschiedenen Schwärzungen zum Ausdrucke 

 gefangen. Diese Schwärzungen werden auf dem fixirten .Streifen im Lichte einer Natronflamme aufgesucht, 

 desgleichen die Normalschwärze. Durch VViederhokmg des Versuches und durch graphische Interpolation 

 gelingt es, genügend viele Punkte des .Streifens zu markiren und unter Zugrundelegung der Millimetei'- 

 theilung für die ganze Skala eine Tabelle der relativen Lichtintensitäten zu entwerfen. Kennt man nun die 

 Insolationszeit, während welcher auf dem Normalpapier eine bestimmte Schwärzung hervorgerufen 

 wurde, so lässt sich, indem man die .Schwärzung tohne .Anwendung der Fixirung) im Xatriumlicht auf 

 dem calibrirten .Streifen aufsucht, die ermittelte Lichtstärke f.J) aus der Insolationsdauer il) leicht nach dem 

 Gesetze Jt^J't' berechnen. 



2. Die Methode von Stelling. 



Stelling hat sich bei seinen photometrischen Versuchen gedrängt gefühlt, die Calibrirung des fixirten 

 Streifens mit abfallender Schwärze empirisch vorzunehmen, und er ist unabhängig \'on Roscoe zu einer 

 Methode der Graduirung gelangt, welche viel Ähnlichkeit mit der zuletzt beschriebenen Calibrirung besitzt.' 

 Während aber, wie wir gesehen haben, Roscoe die zm- Graduirung erforderlichen relativen Intensitäten 

 durch V'ariaticin \-on ./gewann, liess Stelling J constan t und \'ariirte /. Es wm-den mehrere Streifen des 

 Normalpapiers bei gleichbleibender Intensität (Jj des äusseren Lichtes durch ungl eiche Zeiten insolirt. 

 Diesen bekannten Insolationszeiten sind die erhaltenen Schwärzungen proportional. .Auf einem mit 

 Millimetertheilung versehenen Streifen mit abfallender Schwärze werden die bei der Intensität ./ erhaltenen 

 Schwärzungen markirt. L'm nun die den verschiedenen Schwärzungen entsprechenden Werthe von .// im 

 allgemein vergleichbaren Maasse (Bunsen - Roscoe'sche Einheit) zu erhalten, waren die bekannten 

 Zeiten / mit der Intensität ./, welche während des Versuches herrschte, zu multipliciren. Durch Vergleich 

 mit der Normalschwärze gelingt es auch, einen Zeitwerth zu bekommen, welcher bei der herrschenden 

 Intensität dem Ton der Normalschwärze entspricht: die Intensität ist dann einfach die Reciproke des Zeit- 

 werthes. Durch dieses Verfahren erhält man nicht nur den Punkt auf der Skala, welcher der Normal- 

 schwärze, entspricht (Jx\), sondern auch eine Reihe von Fixpunkten, welche bestimmten relativen 

 Intensitäten ^/X/) entsprechen. Durch graphische Interpolation gelingt es dann, für jeden Skalentheil den 

 entsprechenden Wert von Jt zu erhalten, so dass dann durch einfache Umrechnung, unter Berücksichtigung 

 des jeweiligen Zeitwerthes, die chemische Lichtintensität im Bunsen-Roscoe'schen Maass erhalten 

 werden kann. 



Die Aufsuchung der bei der Beobachtung erhaltenen Schwärzung des Normalpapieres auf dem cali- 

 brirten Streifen muss, wie bei dem Roscoe'schen Verfahren, im Lichte einer NatriumOamme erfolgen, aber 

 wie bei diesem Verfahren, wird die im Lichte erhaltene Schwärzung sofort, ohne dass eine Fixirung 

 vorgenommen wird, auf der graduirten Scala aufgesucht. 



Die Stelling'sche Graduirungsmethode ist ebenso genau wie die Roscoe'sche, aber bedeutend 

 einfacher in der Handhabung; es ist nur dafür Sorge zu tragen, dass die relativen Intensitäten bei gleich 

 bleibender Intensität des herrschenden Lichtes vorgenommen werden, wovon man sich leicht durch den 

 Versuch überzeugen kann. 



1 L. c. p. 6-11. 



