PliolochcmiscJw^ Kliiim vnii Wien, ('aira iiiul lUiitctizorg. 77 



in BLinsen-Roscoe'scher Einlieit ausgedrückt, zu erhalten, l'in aus irgend einem Farbenton und dei' 

 ■/Aw Hervorbringiing desselben erforderlichen Zeit die Lichtstärke zu ermitteln, ist ein besonderes Verfahren 

 einzuhalten. 



Die Art dieser Ermittlung ist eine verschiedene und hat im Laufe der Zeit durch Roscoe und 

 .Stelling (I. c.) eine beträchtliche Vereinfachung erfahren. Line weitere Vereinfachung habe ich im Laufe 

 der Jahre gefunden, welche nunmehr die Durchführung der hitensitätsbestimmung in hohem Gi'ade 

 erleichtert, ohne, wie ich zeigen werde, der Genauigkeit der Methode Eintrag zu thim. 



Das ursprünglich von Bun.sen und Roscoe eingehaltene \'erfahren bestand in der Anwendung eines 

 >Pendelphotometers".^ Dieser von den beiden genannten Forschern genau beschriebene Apparat macht es 

 möglich,dasfrüher genannte photographischeNormalpapierdiu-ch eine kurze, aber genau bestimmbareZeit der 

 W'ii'kiing des bezüglich seiner chemischen Intensität zu prüfenden Lichtes auszusetzen, wobei ein Streifen 

 von abfallender Schwärze erhalten wii'd. Die Insolationszeit für jeden Querschnitt dieses Streifens lässt 

 sich aus der Schwingungsdauer und der Amplitude des Pendels mit einer Genauigkeit bestimmen, welche 

 nur zwischen kleinen Bruchtheilen einer Secunde schwankt. Die Reciproke der auf diese Weise gefundenen 

 Zeit in .Secunden ausgedrückt, welche erforderlich ist, um auf dem Normalpapier den Normalton her- 

 \-orzin-ufen, gibt die Intensität des zu prüfenden Lichtes an, ausgedrückt in der oben genannten Maass- 

 einheit. Wird beispielsweise der Ton der Normalschwärze am Normalpapier in einer Secunde erreicht, so 

 ist die Intensität des wirksamen Lichtes =: 1. Die näheren Details dieser schwierigen Methode mögen im 

 Originale nachgesehen werden. 



Diese Methode ist, wie Roscoe her\"orhebt,, nicht immer anwendbar, auch keineswegs leicht zu 

 handhaben, so zwar, dass die Durchführung einer regelmässigen Reihe täglicher Messungen entwedei' 

 geradezu unausführbar, oder, wenn ausführbar, mit mancherlei Unzukömmlichkeiten verbunden ist; das 

 Lendelphotometer kann nur bei ruhigem Wetter benützt werden, tägliche Beobachtungen erfordern eine 

 beträchtliche Menge von Normalpapier und nehmen viel Zeit in Anspruch. Ich Hess für das ptlanzen- 

 physiologische Institut ein l'endelphotometer herstellen, habe mit demselben zahlreiche Versuche gemacht 

 und kann mich bezüglich aller berührten PLinkte mit Roscoe nur vollständig einverstanden erklären. Es 

 hat auch lange gedauert und nicht wenige Mühe gekostet, bis es dem Mechaniker gelang, den Appai'at so 

 herzustellen, dass er völlig tadellos functionirte. 



Die angeführten Übelstände haben Roscoe^ bestimmt, ein einfacheres Verfahren der chemischen 

 Lichtmessimg zu ersinnen. Mit Hilfe des Pendelapparates werden bei gleicher Lichtstärke zwei Streifen 

 mit abfallender Schwärze hergestellt, a und b. Der Streifen a wird mit unterschwetligsaurem Natron fixirt, 

 b bleibt unfixirt. Im Lichte einer Natronflamme werden die beiden Streifen verglichen und an a die Stellen 

 markirt, welche gleichen Schwärzungen \-on b entsprechen. Die Schwärzung, v\'elche auf a der Normal- 

 schwärze entspricht, wird gleichfalls markirt. Der Streifen a wird mit einer Millimeterskala versehen. Mit 

 Zuhilfenahme der durch das Pendelphotometer erhaltenen Zeittabelle lässt sich für den graduirten Streifen 

 eine Tabelle rechnen, welche den Wert der Schwärzung für jeden Theilstrich angibt. Bei der Intensitäts- 

 bestimmung wird dann das Normalpapier durch eine bestimmte Anzahl von Secunden (n) insolirt, wobei es 

 eine Schwärzung annimmt, welche im Natriumlicht auf dem graduirten Streifen aufgesucht wird. Hat man 

 diese Stelle gefunden, so wird jener Werth in der Tabelle aufgesucht, welcher der beobachteten Schwärzung 

 entspricht. Wird nun dieser Werth durch die Anzahl der Secunden {ii) dividirt, welche erforderlich war, 

 um die Schwärzung hervorzurufen, so erhält man die gesuchte Intensität in der Bunsen-Roscoe'schen 

 Maasseinheit ausgedrückt. 



Auch diese Methode, deren Details ich übergehe, war noch sehr zeitraubend und mühe\'olI, wesshalb 

 Roscoe eine weitere \'ereinfachung des \'erfahrens durchführte, welche er im Jahre 1(S74 veri'iffentlichte.'' 



' Hu Ilsen und Roscoe, 1. c. p. ,")31. 

 ■^ l'ogg. Ann. Bd. 124 (ISG,")), p. ?,M. 

 ■■'■ Pogg. .\nn. liJ. l.")l, p. '272 IT. 



