SjK'cfrühiiuüvfistlic J'iilcrsuchuut^cu des Argons. 



21 



durch Verbrennung, das Wasser durch Überleiten des Gases über Phosphorpentoxyd entfernt; nur auf 

 diese Weise ist das Auftreten von Wasserstoff im Argongase zu vermeiden, welches die Spectren sehr 

 störend beeinflussen würde. Dichtungen der Rohre mit Canadabalsam sind zu vermeiden und am besten 

 ist die Füllung im angeschmolzenen Glasrohre vorzunehmen, denn der charakteristische Theil des Argon- 

 spectrums dringt durch die Glaswände der Röhren hindurch, so dass Quarzverschlüsse zur Identificirung 

 des Argons entbehrlich sind. Spuren \-on Stickstoff sind störend (s. S. 18), verschwinden jedoch von selbst, 

 v/enn man den Flaschenfunken bei Verwendung von Aluminiumelektroden genügend lange hindurch- 

 schlagen lässt, bis beim Ein- und Ausschalten der Lej'denerflaschen der Farbenwechsel von Blau in Roth 

 in der Capillare sichtbar wird.^ x^rgon reagirt viel später auf Aluminium. Es ist empfehlensvverth, einige 

 Rohre bei 2 mm Druck zu füllen, welche namentlich im optisch hellen Theile beim Ein- und Ausschalten 

 \-on Leydenerflaschen das charakteristische erste und zweite Argonspectrum geben und zu photogra- 

 phischen Aufnahmen, besonders zur Identificirung des zweiten Argonspectrums dienen. 



Ferners kann man Röhren bei 5 mm Druck füllen, welche besonders zur Aufnahme des ersten Argon- 

 spectrums dienen, jedoch sind derartige Röhren entbehrlich. Eventuell können noch Röhren mit 20 mm 

 Druck hergestellt werden, welche zur Herstellung des dritten Argonspectrums dienen, wobei zu hoffen 

 ist, dass fremde Gase, welche bei diesem Drucke noch keine \'erbreiterungs- oder Verschiebungsphänomene 

 aufweisen, deutlicher neben .Argon hervortreten. 



Tabelle III. 



(Wellenlänge der Linien der Argonspectren, bezogen auf Rowland's Normalspectrum.) 



1 Der Gehalt eines Gases an Feuchtigkeit und Stickstoff kann zu Irrthümern Veranlassung geben, weil eine schwache 

 Farhenänderung der Capillare beim Ein- und Ausschalten der Flaschen und Variabilität der grünen, rothen und blauen Linien 

 auftritt, indem je nach der Art der elektrischen Erregung bald das Wasserstoff- und bald das Stickstoffspectrum dominirt. Bei 

 einiger Übung ist aber ein Irrthum ausgeschlossen, insbesonders wenn man sich der photographischen Methoden bedient. 



