Gravitatioiis-Coiistante, Masse und Dicltlc der Erde. IUI 



mittlere Thüre reicht oben bis zu der Holzplatte H, auf welcher die Zinkscheibe Z aufliegt (Fig. 2). Der IIa. 

 Zwischenraum beträgt kaum \-ban, und indem dieser durch weiche Zwischenlagen ausgefüllt wurde, 

 konnte der oberste Theil gegen den mittleren so abgeschlossen werden, dass keine Luftströmung herab- 

 gelangen kann. 



Um nun die Stellung und Bewegung des Wagearmes genau beobachten zu können, dient eine Scala 

 und Ablese Vorrichtung, deren Einrichtung noth wendig etwas complicirt sein musste. Von vorneherein war 

 nämlich darauf zu verzichten, mit einem Fernrohr durch die Glasglocke selbst den Arm der Wage zu beob- 

 achten. Ich Hess deshalb den dicken Glasteller mit gut geschliffenen Spiegelflächen anfertigen, um durch 

 diesen hindurch die optische Verbindung herzustellen. Die dazu dienende Vorrichtung befindet sich mit 

 ihren Haupttheilen auf einer grossen Zinkplatte (Z' in Fig. 2) von 6 mm Dicke, welche auf dem Stein 

 aufliegt, leicht aus- und eingeschoben, und durch die untersten Muttern der drei Fussschrauben fest- 

 geschraubt werden kann. Auf dem hinteren Theil dieser Platte ist ein gegen vorne offener Kasten (Kj aus 

 \-5mnt starkem Zinkblech befestigt, innerhalb dessen ein Reflexionsprisma ('P^ angebracht ist, justirbar 

 in Azimuth und Neigung. Oberhalb desselben hat der Kasten eine Öffnung und darüber liegt in geeigneter 

 Fassung befestigt ein achromatisches Objectiv (0) von 35 mm Öffnung und 46 cm Focaldistanz. Senkrecht 

 darüber, aber innerhalb der Glocke, steht ein planparalleler Spiegel (S) von ca. 5 cm Durchmesser unter 

 45° Neigung, solid und justirbar mit dem Tripod der Drehwage verbunden. An dem Wagearm selbst ist 

 aber ein Steinheil'scher Planparallelspiegel (s) von 33mm Durchmesser und ca. 0-7 mm Dicke vertical 

 befestigt. — Gegen den Beobachter zu liegt auf der Zinkplatte Z' eine kleinere Platte (IJ aus 2 mm starkem 

 Messingblech. Diese trägt ebenfalls einen Kasten ("K'J aus Messingblech, welcher gegen hinten offen ist; 

 und in diesem ist vorne ein ca. 6 cm langer Streifen aus Spiegelglas (a) unter 45° Neigung befestigt, 

 ebenfalls justirbar in Azimuth und Neigung. Gerade unter diesem sind beide Platten durchbrochen, und 

 über der Öffnung liegt auf der Messingplatte befestigt eine Glasscala s' (Scala I), welche aber nur aus drei 

 eingeritzten Kreuzen oder Indices besteht. Gegen den Beobachter steht auf derselben Messingplatte 

 aufrecht eine Platte p, welche in der Höhe des Reflexionsprismas P eine ca. 6 cm lange, 12 mm hohe 

 Öffnung hat, hinter welcher die eigentliche Beobachtungsscala 5" (Scala II) befestigt ist. Unmittelbar vor 

 dieser Platte steht die Vorderwand des Kastens K*, in welcher eine ebensolche Öffnung sich befindet, 

 während auf ihrer Vorderseite eine Ableselupe angebracht ist, in einer Weise, welche eine Verschiebung 

 derselben parallel der Scala leicht und sicher zu bewirken gestattet. 



Durch einige weitere Spiegel und Linsen ist nun dafür gesorgt, dass vom Fenster her Licht durch 

 eine in der Thüre des Schreins befindliche kleine mit Glas verschlossene Öffnung auf einen 45°-Spiege] {g"J 

 fällt, welcher dasselbe von unten auf die Indexscala s' wirft. Die Strahlen gehen durch dieselbe auf den 

 45°-Spiegel a und von da zu dem Refiexionsprisma P, dann durch das Objectiv O und den Glasteller J zu 

 dem 45°-Spiegel S, und werden von diesem auf den verticalen Spiegel 5 des Armes geworfen. Von diesem 

 gehen sie nun zurück, werden aber von dem Refiexionsprisma P ein wenig oberhalb des 45°-Spiegels t 

 vorbei auf die Beobachtungsscala s" geworfen. Gerade auf dieser stellt sich nun auch das durch das 

 Objectiv erzeugte Bild der Indexkreuze dar, so dass man mit der Lupe die Scalentheile und gleichzeitig 

 zwischen diesen vollkommen scharfe >- Fadenkreuze« erblickt. Die Messingplatte L kann auf der Zinkplatte Z' 

 ein wenig verschoben und die Stellung an zwei Nonien genau abgelesen werden, so dass eine genaue 

 >Focussirung« geschehen kann. Da bei diesen Vorgängen das Tageslicht 12 mal reflectirt und an 48 Glas- 

 flächen gebrochen wird und einen Weg von ca. 18 cm durch Glas gehen muss, war ich sehr in Sorgen, 

 dass das Licht zu stark abgeschwächt werden würde. Allein ich fand, dass selbst an nur massig hellen 

 Tagen das Tageslicht vollkommen ausreicht, um eine sehr helle scharfe Ablesung zu gestatten. Für die 

 sehr trüben und kurzen Wintertage habe ich aber noch eine Vorrichtung construirt, bei welcher mittelst 

 eines anderen Einlassspiegels das Licht einer ca. 2 5 m entfernten Petroleumlampe (ö Kerzen stark) in die- 

 selbe Bahn eingeführt werden kann. Die Beleuchtung ist dann noch viel intensiver und überraschend schön. 



Die Scala (s") selbst besteht aus eingeritzten Strichen. Ich besitze ein hiefür recht geeignetes kleines 

 Theilmaschinchen, welches vortreffliche Glasscalen herzustellen gestattet, mit einer Genauigkeit, welche 



