192 



Carl Dran ii , 



II. a. sicher über '/aoo """ hinausgeht. Ich stellte die Scala so her, dass 1 ptus angenähert einer Ablenkung des 

 Armes um O'OOl »radian« (wie man in England sagt), d. i. um ca. 3'437 Bogenminuten entspricht. Diese 

 Theilung schien mir zweckmässiger, als eine nach Graden und Minuten verlaufende, namentlich z. B. in 

 Hinsicht auf die Reduction der Schwingungszeiten auf unendlich kleine Bogen. Doch traf ich den Werth 

 nicht genau; derselbe ist vielmehr = ca. 3-46' (cf. inf. II. c. 7). 



Der Umfang der Scala ist für den Zweck ganz ausreichend. Die Mitte derselben bezeichnete ich mit 

 .■60', und die Theilung reicht von 33 bis 90, umfasst also 57.3-46' oder 3°17'. Um sie noch zu erwei- 

 tern, machte ich eben auf Scala I nicht ein Kreuz, sondern drei, im gegenseitigen Abstand von ca. 15 p. 

 So kann mit X, noch bis ca. 105 ;i, und mit X^^, bis ca. 18/' beobachtet werden. DerUmfang beträgt sonach 

 ca. 87/' =5°, und zwar für die Drehung des Wagearmes gerechnet, während der eigentliche Winkehverth 

 der Scala das Doppelte, d. h. 10° beträgt. 



bj Nebenapparate und deren Verwendung. 



Eine Menge \"on Nebenapparaten, deren Herstellung zum Theil sehr zeitraubende mühsame Arbeiten 

 erforderte, war nothwendig, theils um die Constanten des Apparates genau zu bestimmen, theils um die 

 richtige Stellung einzelner Theile verificiren und die Abweichung von der normalen messen zu können. 



Fig. 1. 



^S 



1. Um die Distanz (AB) der beiden Massen (M) genau zu messen, construirte ich ein Instrument, 

 welches als »'Optischer Stangenzirkel' bezeichnet werden könnte. Zwei passend gestal- 

 tete Holzleisten (Fig. 1) sind mit zwei Reihen correspondirender Löcher versehen, und 

 können mittelst durchgesteckter grosser »Holzschrauben« und darauf sitzender Muttern 

 gegen einander gepresst werden. Zwischen denselben befinden sich zwei Paare kurzer 

 Holzklötzchen oder »Backen«, deren jedes auf der inneren Seite einen genau ausge- 

 drehten Kanal besitzt, in welchen ein kleines Ablesemikroskop eingelegt und fest- 1 — -' 

 geschraubt werden kann. Das Ganze wird auf einer starken, geeignet befestigten Holz- 

 leiste aufgelegt, die Holzbacken so gestellt und beides festgeschraubt, so dass in jedem 

 Mikroskop einer von den beiden Drähten, welche die Massen tragen, scharf sichtbar ist. 

 Diese Mikroskope hatte ich schon früher vom Mechaniker E. Hartmann (damals in 

 Würzburg) bezogen. Sowohl das feste als das bewegliche Fadensystem besteht aus 

 einem verticalen F'aden und einem 60° -Fadenkreuz. Der Schraubenkopf ist in 100 Theile 

 getheilt, und nahezu 10 Umdrehungen gehen auf 1 mm. Es wurden nun beide beweg- 

 lichen Fadenkreuze auf die linke (oder beide auf die rechte) Seite der Drähte eingestellt 

 und der Stand der Schrauben notirt. Dann wurde die Vorrichtung von der Holzleiste los- 

 geschraubt und auf einen etwas primitiven Comparator gelegt. Auf demselben wurde ein 

 sehr guter Präcisions-Millimeterstab (den ich vor Jahren vom Mechaniker^Breithaupt in 

 Cassel für ein Magnetometer hatte fertigen lassen) befestigt, und die Theile so verschoben 

 und tl.xirt, dass die Scala in beiden Mikroskopen scharf erschien. Nun wurde in jedem 

 Mikroskop die Schraube rückwärts gedreht, bis das Fadenkreuz auf den vorhergehen- 

 den .Millimeterstrich zeigte, und dann vorwärts bis der folgende einspielte. Danach ist 

 es dann leicht zu berechnen, welchem Sealentheil die ursprüngliche Stellung der Faden- 

 kreuze entspricht, wodurch die Distanz AB bestimmt ist. Mehrfach wiederholte 

 Messungen zeigten, dass man recht gut bis auf V;,,,,, mm genau messen kann. 



2. Die Länge des Wagearmes, d. i. die Distanz ab der beiden Kugeln (;;/) wurde mit einem ganz ähn- 

 lichen, aber kürzeren Instrument gemessen, bei welchem aber die beiden Schienen aus sehr starkem Eisen- 

 blech hergestellt waren. 



Die Messungen 1 wurden ausgeführt, ohne die Glocke zu entfernen, deshalb mussten die Holz- 

 schienen in der Mitte eine .Ausbauchung haben. Die Messungen 2 konnten nur nach .Abhebung der Glocke 



■0-- 



t-O- 



-SZL 



